OBSERVACIONES METEOROLOJICAS. 141 
'In sobre el cilindro hueco MM ’, por el cual pasa el cilindro de fierro pp>; 
este ultimo disminuye dediametro en_p, de manera que pasa por el interior 
de un tornillo, que se deja mover algo pesadamente en la apertura de la 
tabla EE’ i que descansa en p sobre la cabeza de dicho tornillo a guisa de 
un gorron en su rangua. Por este arreglo, se puede levantar i bajar lenta- 
riiente todo el cilindro i la escala moviehdose aquel tornillo. El referido 
cilindro pp ’ lleva en su estremidad inferior una helice, destinada para hacer 
subir o bajar la punta p”, la que de este modo puede ponerse en contacto 
con su imajen reflejada del mercurio en la cubeta; la estremidad opuesta 
del cilindro entra en una apertura de la nabla TT\ Sobre el cilindro hueco 
MM' se rnueve mediante el tornillo G el nonio, que permite leer directa- 
mm 
meute 0.05 en la escala i el cual esta unido a otra pieza que lleva un 
microscopio compuesto. En el campo de vision de este ultimo, se liallan 
mm 
estendidos dos hilos paralelos de tela-araria, distantes entre si de 0.5 i 
que, con mucha precision, pueden colocarse horizontalmente. Mediante un 
nive'l rectificado i los tres tornillos T,T, T se coloca verticalmente el eje 
del cilindro que lleva el microscopio. 
Con el fin de medir por este aparato la altura absoluta de la columna de 
mercurio, se ha suspendido al lado del tubo una varilla de fierro ss’ de 
forma cilindrica, cuyas estremidades. salen en puntas i cuyo largo es de 
720 miJ - [aproximadamente la altura barometrjca media], medido a la tein- 
peratura 0° . La suspension de esta varilla se ha hecho a guisa de la sus- 
pension de la brujulaa bordo de los buques, por cuya razon toma en vir- 
tud de su propio peso, una posicion vertical, i como pasa por una apertura 
circular en la tabla ED’ se concibe que la misma varilla puede indicar 
cualquier desarreglo que sufra el cilindro con la escala en su posicion 
vertical. Por el tornillo «’ dicha varilla se deja levantar i bajar, i hacien- 
dose uso de un Iente se puede efectuar con grande exactitud el contacto de 
la punta inferior con su imajen reflejada del mercurio en la cubeta. En 
tal posicion, la punta superior de la varilla debe caer en medio de los dos 
hilos horizontales del microscopio, leyendose en la escala exactamente 
720 mm -, de lo contrario, se levanta o baja lentamente el tornillo en p i con 
esto todo el aparato del microscopio hasta que se verifique aquella coiu- 
cidencia; ajustandose en seguida por el tornillo en p” el contacto de la 
punta p” del cilindro con su imajen, se tiene la certeza de qtie la distancia 
del nivel del mercurio en la cubeta al eje optico, es exactamente igual al 
largo de la varilla o de 720 mm , cuyo largo puede' comprobarse en cualquier 
tiempo confrontandolo con una escala normal. 
Estando asi ajustado el aparato, la observacion de la altura del barome- 
tro consiste en efectuar el contacto de la punta p” con su imajen median- 
te el tornillo en p, mover en seguida el microscopio hasta que la superficie 
