142 ANALES E.VERO DE 1S63. 
del mercurio en el vacio caiga exactamente en medio de los dos hilos en el 
campo de vision i hacer la lectura correspondiente en el nonio. 
Sin embargo, ha sido regia de poner en contacto cada uno de los dos hi- 
los con la superiicie i toinar el promedio de las dos lecturas correspon- 
dientes. La observacion del contacto de un hilo con la superficie del mer- 
curio resulta niui exacta, ponieudose en el tubo una pieza de lata negra; 
de manera que no entra en el microscopio sino una faja mui estrec ha de luz 
de la parte inmediatamente encima de la superficie. Con esta precaucion el 
mm 
error medio de la punteria no pasa de 0.02. 
Uno de los fines principales que me propuse al escojer un tubo de 21 
milimetros de diametro, consistio en evitar enteramente la correccion de~ 
bida a la capilaridad, puesto que las esperiencias ban demostrado que este 
fenomeno depends de la clase del cristal empLeado en el tu bo i quepor eso 
sonilusorias las correcciones deducidas de la teoria. El tubo de mi baro- 
metro se ha liecho de cristal mui duro i tiene el largo de 950 milimetros, 
de manera que quedando para el vacio el largo de unos 220 milimitros, se 
hace despreciable el influjo de cualquier particula de aire que al tiempo de 
llenarse el tubo o mas tarde hubiera podido introducirse casualmente. Para 
llenar el tubo, se fundieron 30 libras de mercurio con azufre puro, some- 
tiendo esta combinacion a la destilacion en una retorta d e fierro. Del mer- 
curio asi obtenido, se ban empleado 26 libras en lien ar el tubo i la cubeta 
El gran peso del tubo fue un obstaculo serio para esponerlo a la operacion 
de hacer hervir toda la masa del mercurio contenido en el, por cuya razon 
se lleno paulatinamente por el mercurio en estado mui caliente. 
El mercurio en el vacio presenta una superficie brillante i perfectamente 
plana en el medio, formando un area circular, cuyo diametro es de unos 
10 milimetros i la cual aparece en el microscopio como una linea horizon- 
tal bien definida. El nivel de dicho piano es tan delicado que cualquier 
golpe de viento o sacudimiento del' aire fuera de la casa se hace perceptible 
por pequefias ondas u oscilaciones en la superfi cie, siendo por eso necesa- 
rio tener cerradas las aperturas meridianas del ala occidental del Observa- 
torio, en donde esta montado el barometro, siempre que el viento alcance 
cierta fuerza i valerse en tal caso de la luz de una lampara para poder prac- 
ticar la observacion con exactitud. Todo el aparato esta sentado en la pe- 
sada piedra P, que descansa sobre tres palos de madera afianzados en el 
suelo i aisladps del piso de la sala. 
La altura de la superficie plana en el vacio sobre el anillo, formado apa- 
rentemente por el contacto del mercurio con el interior del tubo, es de 
mm 
1.30, i esta altura se ha mantenido constante, como se infiere de las me- 
didas siguientes: 
