1-16 AJfALES. — ENERO DE 1863. 
apertura de la tabla DD\ Dicho termometro es un termometro normal, he- 
cho por Greiner , dividido en grados de Fahrenheit, cuyos decimos pueden 
estimarse con exactitud. Se ve en las observaciones que el termometro esta 
sujeto a mui cortas variaciones en el curso de un dia, haciendose por lo 
mismo probable, que la temperatura de toda la rnasa del mercurio sea igaal 
a la temperatura de la varilla de fierro pp i que se mida con suficiente 
aproximaeion por las indicaciones del termometro t. Sin embargo, corao 
el conocimiento de la temperatura del mercurio es de importancia, cuan- 
do se trata de mcdir con exactitud las pequelias variaciones de la altura 
barometrica, fue suspendido al lado de la varilla pp, otro termometro, cu- 
yas indicaciones se apuntaron al mismo tiempo que las del termometro 
t, durante nueve dias en el mes de diciembre. La confrontacion de los dos 
termometros dio las siguientes diferencias entre el termometro libre i el 
termometro sumerjido. 
oh 411 IQ' 1 19*1 21 h 
+ 2.°4 +2.1 —0.1 —0.6 +0.7 
La pequeiiez de estas diferencias prueba, que el termometro sumerjido 
debe indicar con mucha exactitud la temperatura del mercurio i de la esca- 
la. Habiendose medido el largo de 720 milimetros de la varilla SS’’ por un 
metro normal, referido a la temperatura de 32° F, la suma de las correc- 
ciones debidas a la dilatacion del mercurio i de la escala, para reducir la 
altura observada a la que corresponde a la temperatura comun de 32° F, se 
obtiene por la formula: 
en la cual significa li la altura observada, t la temperatura, k i V los coe- 
ficientes respectivos de la dilatacion del mercurio i del lierro. 
Adoptando: 
k =0.0001001 ) 
t’=0. 00000678 ^ 
para 1 = F. 
fue calculada una tabla con doble entrada, es decir de 2 en 2 milimetros 
para h i dc grado en grado para /, mediante la cual se han reducido las al- 
turas observadas a 32° F, cuyos valores reducidos se dan en la columna 
correspondiente del rejistro. 
Debo hacer presente aqui, que tratandose de investigar la dependencia 
de las oscilaciones barometricas de la posicion del sol, la hora de la ob- 
servacion ha de ser la hora solar verdadera. Por este motivo, todas las ob- 
servaciones se han verificado con arreglo a la hora solar verdadera i los 
momentos en que se ha hecho la obscrvacion, han sido exactos con la 
aproximaeion de un minuto. 
