METEOROLOJ1A — OBSERVA6IONES MAGNETICAS. 269 
los que pude hallar a la mano, no son mas que uft primer ensayo de lo 
que se puede hacer i de los resultados que pueden sacarse de las observa- 
ciones heclias aqui. 
II. 
INSTRUMENTOS, I RESULTADO DE LAS OBSERVACI0NES. 
Declinometro. 
El instrumento de que me sirvo es una barra magnetica que tiene de 
largo 36. cm , de grueso 5. mm i de ancho 24. mm suspendida en un hilo de 
plata largo 2. m para disminuir el efeeto de la torsion. Aunque le falten los 
accesorios para la determinacion absoluta de la declinacion (a) tiene sin- 
embargo, los que sirven a la determinacion diferencial. Para eso lleva en 
su centro perpendicularmente a su eje un espejo que refleja la escala gra- 
duada puesta a l. m 504. mm de distancia en el mismo lugar donde esta fijo 
el anteojo. La barra esta hermeticamente cerrada dentro de una caja de 
madera bien acondicionada, que tiene de largo 42. cm , de ancho 17. cm i de 
alto 13. cra . En las estremidades lleva dos cristales, para que se pueda ob- 
servar si dentro hai algo que vaya a turbar el instrumento, i para que quede 
libre el pasaje de los rayos, que refleja la escala graduada sobre el es- 
pejo. (b) La barra esta sostenida por un estrivo de cobre con el hilo de 
plata que en toda su lonjitud esta protejido por un tubo igualmente de 
madera (que debera ser de cobre) i junto con la caja inferior que cierra de 
cada lado la barra. Todo el aparato queda bien fijo a la pared, de modo 
que no puede moverse sino por causa de temblor. Este metodo de cons- 
truccion del Declinometro (adoptado aun en el bifilar i en el vertical) es 
usado en los observatorios magneticos con preferencia de cualquier otro. 
Grandes pues son las ventajas que tiene: como la graduacion tiene un fuer- 
te aumento, se hacen mas sensibles los pequenos movimientos, i mas per- 
ceptibles para la cuenta que ha de llevarse de ellos. Ademas el observador 
no se ve precisado a acercarse al instrumento, evitando asi cualquier mo- 
vimiento que pudiera acontecer por una causa mecanica. Pero cada uno ve 
(a) En este primer ensayo por falta de medios no he creido necesario estu- 
diar este punto, esperando mejor liempo i obtener medios seguros, no solo 
para la determinacion absoluta de la declinacion, sino tambien de los diver- 
sos perlodos i sobre todo de la intensidad, datos sobre los que no puede 
tenerse certidumbre, si los instrumentos no son de aquella perfeccion que se 
requiere. 
(b) La graduacion de la escala esta heeha segun el metodo de las trasversa- 
les ticonicas; asi es que en las 10 lineas horizontales se pueden obtener los 
decimos mui exactos. Cada division de la escala vale 6’733 siendo el radios 
l.'" 504. mm . Pero en el mes de diciembre para evitar el inconveniente de un 
radio tan pequeiio, cambiando de lugar el instrumento he dado al radio cl va- 
lor de 3. m 785, que cuanto podia permitirme el lugar ehize diferente escala, 
cuya division vendra a scr igual a 2’270. 
