BOLETl.V DE INSTRUCCION PUBLIC A 433 
mas se pusieron otros alambres que snjetados en el cielo de la sala llevan 
suspendidas dos Haves, mediante las que el observador marca los raomen- 
tos de sus observacisnes en el referido aparato. Para aislar los alambres 
lie empleado en parte cautchout, en parte piezas de cristal. Puesto en mo- 
vimiento el aparato, resulto que el reloj andaba demasiado lijero, hasta tal 
punto que su pendulo centrifugo no era suficiente para dar al reloj la cele- 
ridad requerida. Como el aparato sale de nn artista de primer orden no 
sospeche ningun defecto en su maquinaria i no fue sino despues de un 
prolijo examen que me convene! de que hubiese habido equivocacion en 
uno de los contrapesos cuando se dispuso en la fabrica el embalaje del 
mencionado aparato para su remision a este Observatorio. Despues de mu- 
chos esperimentos se ha moditicado dicho contrapeso de modo que el reloj 
anda ahora con la velocidad prescrita. Para dar a todo el aparato la esta- 
bilidad necesaria, hice quitar las tres piernas, de que iba provisto, i lo bice 
sujetar en una piedra labrada de mucho peso, colocando esta ultima sobre 
tres palos alianzados fuertemente en el suelo hasta la profundidad de tres 
pies i aislados del piso de la , sala. Con este arreglo la unilormidad del 
movimiento de dicho reloj ha ganado considerablemente. — El electro crc- 
nografo asi montado estaba ya funcionando cuando se paro de repente con 
motivo del desarreglo de un delicado aparato que, aplicado al eje del 
pendulo, sirve para interrumpir alternati vamente la corriente electrica de 
segundo en segundo, Como en este aparato hai unos pequenos tubos de 
marfil,’ que deben guardar una posicion invariable con respecto a una hojita 
de mica i los cuales, segun parece, estan sujetos en su posicion a las in- 
fluencias atmofericas, me ha sido algo dificil remediar este defecto de un 
modo permanente; sin embargo, durante los ultimos veintiun dias no se ha 
manifestado ninguna interrupcion, i espero ahora que no se presente nin - 
gun otro incidente que pudiera retardar el uso de este bello instrumento. 
Finalinente me permito hacer presente que mande cubrir todo el aparato 
por un copon con vidrio a fin de precaverlo de los malos efectos del polvo 
i de la humedad. 
3.° Biblioteca. — La pequefia coleccion de libros que posee el Obser- 
vatorio ha recibido un aumento importante por un valioso ob'sequio que le 
ha hecho el ilustre Director del Observatorio real de Greenwich, seilor 
Airy. Este obsequio consiste en 61 volumenes en folio que comprenden 
todas las observaciones hechas en aquel celebre Observatorio desde 1750 
hasta la fecha, como asi mismo otras publicaciones salidas de dicho esta- 
) f o 
blecimiento. La adquisicion de aquellas obras por via de librericf ascenderia 
a mas de 500 pesos. f P° 
La sociedad filospfica de Manchester me dirijio en julio de °ho pasado 
una carta proponiendo un cambio de sus publicaciones con ‘ilD de este 
Observatorio i yo me he apresurado a contestarle positivameute. Tambien 
