PROGaSSOS EW FlSICi 629 
I efectivamente, la presion atmosferica ejerclda sobre el nivel del 
mercurio en la cubeta, esta destruida por la presion que el peso de la 
columna de mercurio sublevado ejerce sobre el mismo nivel dentro del 
tubo; pero su peso, el peso del mercurio, subsiste, i es necesario vencer- 
lo para mantener el tubo suspendido. 
Sucede lo mismo que cuando lleno completamente de agua un vaso, i 
tapado por la parte inferior por el agua misma, tratamos de levantarlo. 
Se concibe, entonces, que si unimos el tubo de un barometro de 
cubeta a una de las extremidades del liel de una balanza, i colocamos 
pesas en el platillo suspendido a la otra extremidad liasta establecer el 
equilibrio; es evidente que, para cada cambio en la presion atmosferica, 
sera necesario hacer una correspondiente variacion en las pesas con- 
tenidas en el platillo, pues aumentando la presion exterior, entra mas 
mercurio dentro del tubo, este se hace mas pesado, i tiende a hacer 
bajar el lado del fiel a que esta fijo. — Lo contrario sucede, si la presion 
atmosferica disminuye. 
Acerca de las ventajas i modo como el Padre Secchi ha construido su 
barometro, nadamejor podemos hacer que traducir lo que el dice: 
c^No es necesario advertir, que cuando se quiere obtener el valor de 
la presion absoluta sobre la unidad de superficie, es indispensable tomar 
en cuenta el peso del tubo, la perdida de peso que experimenta la parte 
de el sumerjida en el mercurio, i sobre todo, laseccion interior del tubo. 
Pero, la necesidad de conocer el diametro interior del tubo, que parece 
a primera vista un inconveniente, es, al contrario, una ventaja inmensa 
en la construccion actual; pues aumentando la seccion de este tubo, 
puede acrecentarse cuanto se quiera la fuerza que obra sobre el instru- 
mento. — Supongamos un tubo cuya seccion sea de 10 centimetres 
cuadrados, i que la presion varie de un centimetre de altura; el peso total 
que debe ahadirse al platillo colgado en la otra extremidad del fiel, sera 
el de 10 centimetres cubicos de mercurio, es decir, 135 gramos; mientras 
que seriasolo de 13,5 ffs, si el tubo tuviese nna seccion de un centimetre 
cuadrado. Se nota pues, facilmente, la ventaja que puede sacarse de esto 
para la sensibilidad del insti’umento. 
ciEntendido bien lo dicho, he aqui la nueva construccion del aparato : 
consiste simplemente en unir el tubo barometrico de modo que este 
libre al brazo de una palanca cualquiera, como una balanza, iina romana, 
0 cualquier otro instrumento destinado a encontrar el peso relative; 
pero, para librarse de la incomodidad de pesar en cada observacion, sobre 
todo para las observaciones diferenciales, se podra unir a la palanca una 
aguja mas o menos larga, que, moviendose sobre una escala graduada, 
de a la vista faeilmente las variaclones de presion. He hecho construir 
uno en el Observatorio, cuyo tubo tiene 15 milimetros de diametro; es 
una especie de balanza romana, al brazo corto de la cual esta suspendido 
el tubo, i que esta equilibrada del otro lado por un contrapeso : una 
