630 ANALES — JtILIO DE ^859. 
lamina larga servia primero de mdice; pero despues, he fij ado encima 
del cuchillo de suspension un espejo en el cual miro la imajen de una 
escala graduada colocada a distancia, — La vax’iacion de un decimo de 
linea se acusa por un movimiento de la imajen de seislineas, i se podria 
aun liacer mas visible. 
ciHe aqul dos palabras sobre las ventajas que parece prometer la nueva 
construccion. 
1. ® Puesto que la presion pesa i no se mide por la altura de la 
columna de mercurio, se podra hacer el tubo de cualquiera materia, i 
sobre todo de hierro que no se amalgama : el instrumento no sera pues 
tan fr^jil como ha sido hasta ahora; i si se quiere conservar el vidrio, se 
podra emplear cualquier tubo con tal que su diametro sea constante en 
el espacio de la excursion barometrica. 
2. ° Como aumentando la seccion del tubo, se aumenta la fuerza i el 
peso, se podra pues emplear este peso como una fuerza motriz para 
mover un lapiz unido al brazo de palanca, i asi marcar sus variaciones 
sobre un papel en movimiento, sin nlnguna dificultad; pues la frotacion 
que resulta puede vencerse por el exceso de la fuerza motriz. 
3. Es claro que por medio de palancas i engargantes, se podra, sin 
inconveniente, sin dahar a la presion necesaria, aumentar la escala de 
las observaciones : un tubo, aun de barometro ordinario de 5 milimetros 
de diametro, unido a un sistema de ruedas delicadas de reloj ordinario, 
ha producido efectos mui notables, i del todo exactos. Pero, para las 
observaciones precisas, el uso del espejo sera siempre mejor. 
4. ® La nueva construccion es independiente de la forma del menis- 
co, de la fuerza del mercurio, de su densidad, de la temperatura o de la 
dlferencla de la gravedad en las dlversas latitudes; pues todas estas can- 
tldades tlenen una influencia sobre el volumen del mercurio i sobre la 
altura de la columna que se debe medir para obtener su peso, i aqui el 
peso es dado inmediatamente. Si se emplea un tubo de hierro no se 
tendra, como con el vidrio, la adhesion del aire i de la humedad, i se 
podra hacer hervir mui facilmente el mercurio sin peligro de ruptura. 
5. ° Haciendo el tubo de hierro, se tendra la ventaja de poderlo trans- 
portar sin peligro, i con detalles de construccion, faclles de imajinar, se 
podra tener un instrumento mui seguro, i aun portatil para la medida de 
las alturas. 
6. ^ La dlficultadd de los tubos de vidrio ha impedido hasta aqui 
hacer barometros con cualciuier liquido que no sea mercurio; se podra 
de aqui en adelante hacerlos con agua o con otros Hquidos, i talvez la 
experiencla muestre ventajas reales a este respecto. 
i^El barometro que he hecho construir de la manera indicada, funciona 
mui bien; i he observado ya que sus inJlcaciones adelantan siempre en 
tiempo a las de mi barometro ordinario, como se sabe que sucede con 
los barometros mas perfectos. 
