IL TERREMOTO SENTITO IN LOMBARDIA, ECO. 125 
ed a Porto Maurizio la sera 24 gennaio 1885 interessò una 
delle regioni sismiche segnate nel mio Saggio di carta sismica. ^ 
III. 
Dalle tracce lasciate dal sismometro Cavalieri a più pendoli 
in Monza dalla scossa del 12 settembre/ si può argomentare 
la durata delle onde sismiche passate per Monza. 
Il sismometro Cavalieri consta di 10 pendoli di lunghezza 
graduatamente crescente da 52 mm. a 1.20 m. Orbene, di tutti 
questi pendoli solo tre oscillarono sensibilmente, e furono il 5® 
lungo 105 mm., che lasciò una traccia lineare della sua escur- 
sione di 2 mm. ; il 6" lungo 125 mm., che fece un’escursione 
di 8 mm., infine il 7®, di 163 mm. di lunghezza, che fece un’e- 
scursione di 6 mm. 
Il pendolo maggiore, di 120 m. di lunghezza, non oscillò sen- 
sibilmente; e perciò l’orologio (il quale è in comunicazione so- 
lamente con esso) non si mise in movimento. 
Queste indicazioni anzitutto rendono sempre più evidente la 
necessità che i sismometri a pendolo siano forniti di un buon 
numero di pendoli di lunghezza diversa e graduata e che tutti 
i pendoli, e non soltanto il più lungo, siano in comunicazione 
coll’orologio; altrimenti potrà accadere che non segnino delle 
scosse anche abbastanza sensibili.^ In secondo luogo, il pendo- 
lino, che ha fatto l’escursione più lunga, accuserà (come fa notare 
il P. Cavalieri) d’avere eseguite le oscillazioni in tempi uguali a 
quelli della terra. Nel caso presente, avendo io trovato coll’ e- 
* Questa Carta si trova nella mia opera: Vulcani e fenomeni vulcanici in Italia, 
Milano, 1880-1883. » 
2 Questo sismometro fa parte dell’ Osservatorio meteorologico dei rev. p. Barnabiti 
di S. Maria degli Angioli, diretto dal Rev. D. Achille Varisco, il quale gentilmente 
mi comunicò le sue osservazioni. 
® Per il primo fece questa giustissima osservazione il compianto P.® G. M. Caval- 
ieri, Di un nuovo sismometro collocato nel collegio di Monza. Milano, Pogliani, 1857* 
