•284 
E. Löwenstein, Neuartige elektrische Ofen etc. 
Ijei liolien Temperatureu zu studieren usw. Das Prinzip entspricht 
demjenigen der bekannten Schnielzeinrichtung-en nach Neunst- 
T.\mmanx. — In den primären Stromkreis eines Einphasen -Wechsel- 
strom -Transformators ist ein Reguliervviderstand geschaltet, welcher 
gestattet, die primäre Spannung und Stromstärke in den allerfeinsten 
Tfreuzen zu regulieren. — 
Die Ofen bestellen im wesentlichen aus einem Mantel, Isolier- 
material und dem Heizrohre. Während bei den bislang benutzten 
Ofen Kohlenbacken verwendet wurden, gelangen bei den verbesserten 
■Ofen Kupferbacken mit Wasserkühlung zur Anwendung. 
Die äußere Form ist aus den Abbildungen 2 und 3 zu ersehen. 
K ist das Kohleheizrohr, das in der Jlasse eingebettet und von 
dem Außenmantel 41 und D umgeben ist. — Die Kupferbackeii Ih 
•und I V, resp. II h und II v, werden mittelst der Schraube S an- 
■eezogen. Die Stromzufuhrung geschieht durch die Anschlußklemme C. 
— Die Wasserzirkulation ist aus der Zeichnung deutlicli ersichtlich. 
Oie Vorteile dieser Art Ofen bestehen 
1. in der leichten Auswechselbarkeit des Kolilerohres : 
2. in der größeren Lebensdauer der Ofen, da Übergangs wider- 
stände so gut wie gar nicht auftreten und jeglicher Abbrand 
durch die kühlende Wirkung der Kupferbacken vermieden wird; 
3. in dem kalten Zustande der Backen, wodurch der Raum über 
dem Ofen frei von heißen Oasen und strahlender Wärme bleibt: 
4. in der leicliten Auswechselbarkeit der Ofen, so daß mehrere Ofen 
an ein und dieselbe Einrichtung angeschlossen werden können. — 
Ein weiterer Vorteil ist der, daß die Wärmeabgabe der Heiz- 
rohre, resp. der Heizmuft’eln, nach' innen eine sehr gute, nach außen 
sehr gering ist, so daß der Ofen mit einem sehr günstigen Wirkungs- 
•grad arbeitet. — 
