vin OBSERVAOioNEs meteorol6jicas. 
de los acreditados talleres de Salleron, en Paris, i solo los he 
piiesto en uso despues de liaherlos sometido a todas las compro- 
haciones necesarias, i de habernie asegurado por ese medio, de la 
perfecta regularidad de su marcha. El termometro de maxima es 
del sistema de Negretti i Zamhra, i, tanto este como los del psi- 
crometro son centigrados, estan divididos sohre el vidrio de dos 
en dos d^cimos de grado, i se hallan instalados en el mismo In- 
gar i a la mismaaltura que el termdmetro normal. 
Otra modificacion que lia sufrido el material del observatorio 
meteorolojico de Santiago, es el cambio de este termometro veri- 
ficado tambien en el primero de los meses referidos. El que estaba 
en uso desde la fundacion del observatorio, aunque exelente bajo 
el punto de vista de los resultados que se obtienen despues de 
una serie de observaciones ejecutadas con 61, esperiinenta algiinas 
pequehas perturbaciones en varies puntos de su escala, que resul- 
tan, probablemente, de la existencia de lijeras irregularidades en 
el calibre del tubo, i de estar grabada la escala sobre una plancha 
metdlica, 
El nuevo termometro, elaborado por Greinen, en Miinicli, 
esta dividido sobre el vidrio, segun el sistema de Reaumur, de 
quiuto en quinto de grado, i puede apreciarse en el con toda 
exactitud un d6cimo de la unidad. La marcha de este instru- 
mento esta exenta de toda irregularidad, segun resulta de pro- 
lijas i detenidas comparaciones que he ejecutado, simultdneamen- 
te, con dos termometros calibrados de Salleron i con el antiguo 
normal del observatorio. Mediants estas comparaciones i una de- 
terminacion directa del punto cero de la escala, he hallado ade- 
mas, que en sus indicaciones existe un error constante de 
+ 0'’. IR., 
error que, como el de 
m m 
qiu! coiTcspon.de a la escala del bardmetro, esta ya correjido en 
las obsei vaciones contenidas en este libro. 
I;OB instrumentos que se han empleado en los faros de Corral 
1 do Ancnd son de la misma clase de Jos que estan en uso en casi 
todos los establecimiento de su jenero, es decir, termometros cen- 
