A. Ehringhaus, 
öS 
mit diese ein scharfes Bild liefern , müssen jeweils die den 
strichförmigen Bildelementen der andern astigmatischen Bild- 
ebene zugehörigen Lichtstrahlen bis auf die Paraxialstralilen ab- 
geblendet werden. Dies erreicht man auf höchst einfache Weise, 
indem man die Amici-Bertrandlinse nicht rund, sondern spalt- 
fürmig abblendet. Wie wir sehen werden, kann bei dieser Art 
der Abblendung der wirksame Teil der Linse einen bedeutend 
größeren Flächeninhalt haben wie bei jener Art. Die Spaltblende 
bekommt am besten länglich rechteckige Gestalt und muß mit der 
Längsrichtung entweder in die Polarisationsebene des Analysator- 
prismas oder senkrecht dazu eingestellt werden. Die Anordnung 
einer solchen Spaltblende in den konoskopischen Strahlengang eines 
Mikroskopobjektives Xo. 7 zeigt Fig. 4. 
Um die Wirkung der Spaltblende zu erkennen, benutzen wir 
ein Präparat von in Canadabalsam eingebetteten, punktförmigen 
Kalkspatteilchen, wie es 1. c. (p. 1 7 s ) beschrieben worden ist. Die 
Kalkspatpünktchen betrachten wir bei ausgeschaltetem Objektiv 
unmittelbar mit dem beschriebenen Amicifernrohr (Brennweite der 
Bertrandlinse 50mm, Kompensationsokular 6, Spaltblende llxl ,8mm) 
durch den orthoskopisch-anastigmatischen Analysator (von 24 mm 
Länge) hindurch. Die Nicols seien gekreuzt. Um dabei möglichst 
genau den richtigen konoskopischen Strahlengang im Amicifernrohr 
zu erhalten, senken wir den ganzen Mikroskoptubus mit dem Triebe 
so weit, daß die Entfernung des auf dem Objekttisch liegenden 
Kalkspat-Präparates von dem freien unteren Tubusende dem Abstande 
der hinteren Brennebene des meist als konoskopischen Objektives 
benutzten Achromaten Xo. 7 von der gleichen Tubusstelle ent- 
spricht. Durch Verschieben des Okulares gegen die dicht über dem 
Analysator befindliche Bertrandlinse stellen wir nun, zunächst bei 
Orientierung des Spaltes parallel zur Pohlrisat, ionseben e 
des Analysators, die Kalkspatteilchen scharf ein. Wirerhalten 
n ui' eine Scharfeinstellung, und bei dieser zeigen sich die 
punktförmigen Gebilde zu kurzen scharfen Strichen in Richtung 
senkrecht zum Spalt ausgezogen. Orientieren wir nun den Spalt 
senkrecht zur Polarisatiousebene des Analysators, 
so muß das Okular gegen die Bertrandlinse um gut 10 mm ge- 
hoben werden, damit die Kalkspatteilchen wieder scharf erscheinen. 
Auch jetzt sehen wir wieder kurze scharfe, um 00° gogen die 
vorigen gedrehten Striche an Stelle der Punkte, und es gibt wieder- 
um nur eine Scharfeinstellung. Die wahre Strichlänge ist 
bei beiden Spaltstellungen nur wenig verschieden und beträgt im 
Mittel unter den oben genannten Verhältnissen etwa 0,15 mm. 
Die scheinbare Strichlänge wurde bei dem stärksten benutzten 
Okular von 10 mm Brennweite zu rund 3 mm gefunden. Da die 
Intensität der »Striche an den Enden nicht plötzlich, sondern all- 
mählich abnimmt, ändert sich die Strichlänge (natürlich auch die 
