Über tlie Aufhebung »les Astigmatismus etc. 
5ü 
Breite) für das Auge etwas mit der Helligkeit der Lichtquelle, 
genau wie dies bei punktförmiger Abbildung mit der Größe der 
Beugungsscheibchen punktförmiger Objekte der Kall ist. Die ge- 
messenen Werte ergaben sich bei Beleuchtung mit Nernstlicht unter 
Zwischenschaltung einer Mattscheibe. Sie sind nur als Näherungs- 
werte anzusehen. 
Die beiden angeführten Versuche zeigen, daß durch Einschalteu 
der Spaltblende die astigmatischen Bildstrahlen, welche sich in 
den parallel zur Spaltrichtung liegenden Bildstrichen vereinigen, 
praktisch bis auf die Paraxialstrahlen abgeblendet w erden, so daß zur 
Abbildung außer diesen nur die Strahlen zugelassen werden, welche 
den senkrecht zur Spaltrichtung liegenden Bildstrichen zugehören. 
Betrachten wir nun durch unser mit Spaltblende versehenes 
Amici fern rohr das Achsenbild der zu den Abbildungen 1 und 2 
benutzten Kalkspatplatte, so erhalten wir das Interfereuzbild Fig. ö. 
Die Isochromaten erscheinen hierauf im Gegensatz zu Fig. 1 und 2 
vollkommen ausreichend scharf. Da ferner der Flächeninhalt des 
Spaltes und damit der wirksame Linsenquerschnitt dem Flächen- 
inhalt einer innd abgeblendeten Amici-Bertrandlinse von der üblichen 
freien Öffnung von 5 mm entspricht, so genügt auch die Helligkeit 
der Interferenzbilder. 
Die elliptische Verzerrung dieser Bilder ist im Mittel nicht 
größer wie sie bisher bei den gebräuchlichen Tubusanalysatoren 
war. Bei einem 2 1 mm langen orthoskopisch-anastigmatischen 
Polarisationsprisma wurde als Verhältnis der großen Achse der 
Grenzlinie des Interferenzbildes zur kleinen Achse der Wert 1 : 0,942 
gefunden, wenn der Spalt senkrecht zur Polarisationsebene des 
Analysators stand. Es ergab sich der nur wenig verschiedene 
Wert 1 : 0,945, wenn der Spalt der genannten Polarisationsebene 
parallel gerichtet war. Bei einem 24 mm langen astigmatischen 
Prisma nach Glan-Thompson wurde als Achsen Verhältnis der Grenz- 
kurve der Mittelwert aus den vorigen Zahlen erhalten. 
Wird als Lichtquelle eine Nernstlampe benutzt, so kann die 
Wirkung der Spaltblende auch bei runder Begrenzung der 
Amici-Bertrandlinse mit Hilfe des Nernstfadens erzielt werden. 
Schaltet man nämlich zwischen Lampe und Mikroskopspiegel eine 
passende Beleuchtungsimse ein, so wird der Nernstfäden u. a. an- 
nähernd in der Ebene der Bertrandlinse abgebildet. Das Bild des 
Nernstfadens wirkt hier als spaltförmige Lnke, so daß die außerhalb 
davon liegenden Teile der Linse unbenutzt bleiben. Wenn nun das 
Fadenbild parallel oder senkrecht zur Polarisationsebene des Analy- 
sators orientiert ist, so wird dadurch eine ähnliche Verbesserung der 
Schärfe im Interferenzbilde herbeigeführt wie durch die Spaltblende. 
Ein ganz hervorragend scharfes, von Astigmatismus voll- 
kommen freies und dabei sehr helles Interferenzbild erhält man 
bei runder Begrenzung der Amici-Bertrandlinse, wenn man den 
