A. Hadding, Uber Störungen der Linienabstände etc. 
631 
Über Störungen der Linienabstände und der Linienbreite 
bei Debyediagrammen. 
Von Assar Hadding. 
Mit 3 Textfiguren. 
Bei den röntgenographischen Untersuchungen nach der von 
Debye und Scherrer vorgeschlagenen Methode macht man eine 
photographische Aufnahme auf einem um das Präparat gebogenen 
Filmzylinder. Die Ausmessung des Abstands zwischen den Linien 
des exponierten Films des Deby e diagram m s , läßt sich zwar 
selten mit größerer Präzision machen, aber die berechneten Fehler 
der Messung selbst sind doch nicht so groß, daß sie auf die Be- 
rechnung der Kristallstruktur störend einwirken könnten. 
Trotzdem ergibt sich bei der Berechnung der Diagramme, 
daß die für Gitterkonstanten oder Glanzwinkel erhaltenen Werte 
nicht die Größenverhältnisse zeigen, die man hätte erwarten können, 
und die man in vielen Fällen im voraus aus den geometrischen 
Konstanten des Minerals berechnen kann. Da diese Umstände, 
soviel ich weiß, bisher nicht berücksichtigt worden sind, will ich 
sie hier kurz beleuchten. Abgesehen von den Störungen, die von 
fehlerhaften Messungen oder von Faktoren, die weiter unten be- 
sprochen werden, herrühren, zeigen die aus einem Debyediagramm 
erhaltenen Werte für die Abstände der Linien eine konstante Ab- 
weichung von den berechneten. Am besten wird dieses Verhältnis 
durch einige Beispiele erläutert. In den folgenden Tabellen werden 
teils die Werte angegeben, die bei Messung der Debj^ediagramme 
vom Steinsalz und Pyrit erhalten wurden, teils auch die ent- 
sprechenden, durch andere Untersuchungsmethoden erhaltenen Werte. 
Betrachten wir die Tabelle über die Pyritlinien, werden wir 
bald bemerken, daß die bei Messung von den Außenkanten der 
Linien aus erhaltenen Werte durchweg größer sind als die be- 
rechneten. Abgesehen von einigen Unregelmäßigkeiten und ebenso 
von den fünf untersten Werten, worauf ich weiter uuten zurück- 
komme, ist die Abweichung, die F 2 -Werte, durchschnittlich 1,7 mm. 
Eine Messuug an der Mitte der Linien liefert kleinere Werte für 4 a 
als jene andere, diese Werte sind aber fortwährend größer als die 
berechneten. Die Abweichung, die F t -Werte, ist, unter demselben 
Vorbehalt wie oben, für die kleineren Glanzwinkel am größten. 
Der Unterschied zwischen den aus den beiden Messungen erhaltenen 
1 Unter dem Abstande der Linien verstehe ich hier wie im folgenden 
den Abstand zwischen zwei von ein und demselben Strahlenkegel her- 
rührenden Linien, d. h. den Abstand zwischen zwei im Verhältnis zu dem 
direkten Strahl symmetrisch liegenden Linien. Dieser Abstand ist in den 
Tabellen mit 4 a bezeichnet. 
