Die Wasserbindung im Heulandit. 
723 
eine Luftblase in den Ofen gesaugt wurde. Diese Verstärkung des 
Luftstromes lieferte zunächst ganz unsichere Resultste, während 
das ganz langsame Durchsaugen stets zuverläßliche und überein- 
stimmende Ergebnisse aufgewiesen hatte. Diese auffallende Er- 
scheinung erklärt sich dadurch, daß beim ganz langsamen Durch- 
saugen kein kontinuierlicher Luftstrom zustande kommt, sondern 
daß die ganze im Ofen vorhandene Luftsäule stoßweise (alle 3 Sek.) 
durch den Ofen geschoben wird, wobei die Versuchssubstanz immer 
wieder mit neuer Luft in Berührung kommt. Bei rascherem Durch- 
saugen entsteht ein kontinuierlicher Luftstrom, doch setzt dieser 
nach bekannten physikalischen Versuchen nicht, wie es wünschens- 
wert wäre, die ganze Luftsäule des Ofens in Bewegung, sondern 
fließt fadenförmig durch denselben hindurch, wobei er sicli den 
Weg sucht, der ihm den geringsten Widerstand entgegensetzt; der 
Luftstrom wird daher nur ausnahmsweise über die Oberfläche der 
Versuchssubstanz streichen. Die zu wässernde Substanz wird sich 
aus diesem Grunde im allgemeinen in ruhender Luft beflnden; der 
Austausch der Feuchtigkeit wird nur durch Diffusion und daher 
nur sehr langsam vor sich gehen. Unter Anwendung einer möglichst 
kurz bemessenen Versuchszeit (14 — lß St.) wird daher häutig keine- 
Sättigung erreicht werden : der gegen unsere Apparatur erhobene 
Vorwurf, daß sich die Ergebnisse nicht reproduzieren lassen, dürfte 
hierin seinen Grund haben. Bei noch stärkerem Luftstrom, wie 
ihn offenbar Weigel verwandt hat, wird die ganze Luftsäule des 
Ofens in Bewegung gesetzt werden: Ein ziemlich rasches und ein 
ganz langsames Durchleiten von Luft gewährleisten somit die 
sichersten Ergebnisse. Außerdem ist zu bedenken, daß die Ent- 
wässerung durch die Schnelligkeit des Luftstromes weniger be- 
einflußt wird als die Wiederwässerung, weil bei der Entwässerung 
der ausgetriebene Wasserdampf von selbst von der Versuchssubstanz 
fortströmt, bei der Wässerung jedoch mechanisch zugeführt werden 
muß. Diese Ausführungen zeigen, daß die Versuche viel komplizierter 
sind, als im allgemeinen angenommen wird, und daß daher Un- 
stimmigkeiten sehr leicht Vorkommen können. Auch die Größe des 
Ofenraumes ist auf den Verlauf der Versuche von Einfluß, da sich 
ein kleines Luftvolumen leichter in Bewegung setzen läßt als ein 
| großes. Hiernach könnte es scheinen, daß man mit einem genügend 
starken Luftstrom die erwähnten Unzuträglichkeiten vermeiden könnte, 
doch ist nicht zu vergessen, daß man sich dadurch die Sättigung 
der Luft für eine bestimmte Temperatur sehr erschwert. Deshalb 
bin ich bei einem Luftstrom von mittlerer Geschwindigkeit geblieben. 
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände, bin ich schließlich 
zu der folgenden Versuchsanordnung gekommen. Ein horizontal 
gestellter elektrischer Röhrenofen mit unedler Wicklung, dessen 
Heizrohr eine Länge von 21 cm und einen Durchmesser von 3 cm 
besaß, wurde innen in einer Länge von 14 cm (Heizzone) mit 
4fi* 
