.3 
ných kvadrantech úchvlky pražádné (pod 0‘1 mm). Byla tedy faradická 
isolace dokonalá. 
Způsob pozorování byl následující: Když bylo přerušeno spojení 
kvadrantu připojeného k drátu D se zemí, byl kondensátor rozložen lOkráte 
za sebou a odečtena maximální výchylka jehly. Pak kvadrant ihned 
vybit. Odečtení maximální úchylky b 5 do nutné, poněvadž úchylka časem 
stále klesala (asi o 15% za 1 minutu, isolace nebjda dosti dokonalou) mimo 
to zkrátilo se tím pozorovaní a zabránilo tak vnikání náboje do isolace. 
Měření těchto provedeno za sebou vždy 5. Desateronásobné zvednutí 
kondensátoru má tu výhodu, že i při poměrně ne velké kapacitě rozkladného 
kondensátoru nabudeme úchylek značně velikých, a mimo to dává jedno 
toto pozorování ihned střed s deseti odečtení takových, když by se konden- 
sátor zvedl jen jednou. Odpovídá tedy jedna skupina 5ti pozorování tohoto 
druhu vlastně 50ti pozorováním dle methody p. Posejpalem užité. 
Výsledek pozorování dávají tabulk}^ I. a II. V nich značí: odečtení 
polohy nullové, n odečtení maximalné výchylky, n-n^ úchylku odpovídající 
deseti zvednutím kondensátoru, -|- i resp. — i intensitu proudu magneti- 
sujícího, +B a — B přibližné hodnoty magnetické indukce v desce železné 
(měřené ballistick}/!!! galvanometrcm) . 
PozOTování podána jsou úplně podrobně z toho důvodu, aby b\do 
možno posoudit! přesnost pozorování a velikost chyb pozorovacích i cizích 
vlivů, po případě k usnadnění případné kontroly. Budiž ještě podotknuto, 
že uvedené tabulky obsahují ne pouze vý^běr, nýbrž veškerá pozorování. 
(Až na dvě skupiny, jež byly provedeny k vůli kontrole, jaký vliv má sní- 
žení drátku D a tedy vjBití rozkladného kondensátoru při větší kapacitě. 
Ukázalo se, že při snížení drátku D asi o 1 cm střední úcltylka klesla z 105-0 
na 101-7, nemá tedy případná možná deformace drátku D v mezích 1 mm 
patrného vlivu na výsledek.) 
Tab. I. 
Datum. 3. I. 1011. Citlivost elektrometru: 28-5 dílců na 1 volt. 
Číslo 
skupiny 
i 
ampér 
B 
gauss 
Wo 
n 
n-n^ 
střední 
n-n^^ 
1 
0-00 
0 
■100-0 
601-3 
102-3 
108-0 
600-7 
102-7 
108-7 
601-0 
102-3 
102-5 
108-5 
601-0 
102-5 
108-7 
601-2 
102-5 
2 
+ 0-40 
15.000 
108-1 
601-0 
102-6 
108-7 
602-1 
103-1 
108-8 
602.8 
101-0 
103-1 
108-0 
601-1 
103-1 
108-8 
601-0 
102-2 
XIII 
