5 
ve skutečnosti podřízené hodnoty vzhledem na jiné prameny chyb v za- 
měření. Jest přiloženo, že heliotrop podá obraz jen za svitu slunečního 
a mimo to i jakost obrazu pro přesné práce jest omezena značně denpí 
dobou. Pyramida za to jest viditelná i ve světle rozptýleném, ’ jsou-li 
ostatní podmínky příznivé. 
Zajištění hodů provedeno bylo jednak podzemními značkami, kamen- 
nými to deskami se zapuštěným bronzovým kuželem, jež uloženy jsou v do- 
statečné hloubce tak, aby před poškozením byly co nejlépe chráněny; jinak 
též vnější úpravou sestávající z kamenného pilíře obezděného řádně a as 
1-10 m nad zem vyčnívajícího. Takového pilíře jest možno užiti též vý- 
hodně za podstavec měřického stroje. 
Koncové body základen se zajišťují sloupci ve tvaru pomníků. 
Za podstavce stroje užito bylo dle okolností kamenných neb zděných 
pilířů, které zaručují žádoucí stabilitu. Výminečně bylo upotřebeno dře- 
věných kůlů a to jen v případech, kdy bylo nutno zvýšiti stanovisko 
stroje. Výška kůlu dosahovala až 11-38 m. Přesnost pozorování na dře- 
věných kůlech trpí deformací kůlu, způsobenou proměnným ozářením 
slunečními paprsky, jakož i jinými vlivy atmosférickými, kůl tento stranně 
stáčejícími. V síti České bylo pozorováno při 30 stanoviskách na pilíři 
kamenném neb zděném, ve 3 případech na zděných věžích a ve 23 pří- 
padech na dřevěných kůlech. 
Měření úhlů směru provedeno bylo přesnými universálnýmí stroji. 
Použito bylo jednak strojů starší úpravy: dvou 12" theodolitů čís. 1 a 2, 
tří 10" theodolitů čís. 2, 5 a 6 úpravy Reichenbachovy, pak tří 10" 
theodolitů čís. 1, 2 a 6 z dílen c. k. póly technického ústavu Ch. Starke 
ve Vídni a jednoho 9" theodolitů od Ertla v Mnichově; pak strojů nové 
úpravy: tří 26cni theodolitů čís. 1, 2 a 3 z c. k. polytechnického ústavu 
od G. Starke-ho ve Vídni, dvou 2Qcm theodolitů čís. 4 a 5 ze závodu 
Starke a Kamerer ve Vídni a universálného stroje s dalekohledem ve 
vodorovné ose točné z téhož závodu. . • 
Stroje, starší iipravy jsou stroje repetiční se dvěma soustřednými 
svislými osami a se šroubovými drobnohledy; zařízení repetičního upo- 
třebeno však bjdo jen ku přestavě vodorovného kruhu limbového. Jinak 
jsou obdobný se stroji novými. 
Stroje nové úpravy mají vodorovný kruh dělený sexagešimálně na 
10'ové dílce. K odečítání polohy záměrné slouží dva diametrálně upravené 
šroubové drobnohledy bud přímé neb zalomené tak zařízené, že čtou se 
na bubínku bud jednoduché neb dvojité vteřiny. Vodorovný kruh limbový 
jest držen při střední svislé pánvi jenom třením a dá se kol této působením 
dostatečné síly pootočiti, jak toho jest ku přestavě kruhu během pozoro- 
vání zapotřebí. Dalekohled strojů Stárkových čís. 1 a 2 má objektiv 
s ohniskovou vzdáleností 42 cm, s otvorem objektivním 46 mm a s dél- 
kovým zvětšením 32násobným. Tyto stroje mají též dalekohled pro- 
kládací. 
XXVII. 
