17 
Podstatnou součástí chyb měření úhlového tvoří chyby v dělení 
kruhu, na němž se odečítání směrů provádí. Při použití jemných pomůcek 
ku zaměření a ku odečítání na kruhu, jakými jsou novodobé stroje úhlo- 
měrné skutečně opatřen}', převyšuje, vzdor vší péči a přesnosti při kon- 
strukci dělení kruhu docílené, přece chyba z dělení kruhu vzniklá značně 
onu část chyb}y jež má původ v zaměření a odečtení a již nazýváme 
chybou prostou či holou. To dokazují rozbory přesnosti novodobých měření 
úhlov}řch. 
Proto jest nutno věnovati chybám v dělení kruhu zvýšenou po- 
zornost, upotřebiti jen dobře dělených kruhů a pozorování tak upraviti, 
by chyba tato se dle možnosti snížila. 
Chyby v dělení kruhu svojí povahou rozpadají se v chyby systema- 
tické a chyby periodické. Chybv systematické v dělení možno přímým 
měřením určití a vvjádřiti periodickou řadou co funkce čtení úhlového. 
Radu tuto jest možno zjednodušiti upotřebením mikroskopů po obvodu 
kruhu účelně rozložených a případně z výsledku měřického vyloučiti 
vhodným sranetrickým rozdělením úhlových hodnot téhož směru po obvodu 
kruhu. K tomu cíli byly provedeny přestavy děleného kruhu pro jednotlivé 
skupiny, jak bylo při uspořádání měření podotčeno a sice o intervalech 30*^ 
pro 6 úplných skupin, ve shodě s theorií při použití stroje se dvěma diame- 
trálně postaven}řmi drobnohledy. 
Chyby nahodilé v dělení, vzdor značné přesnosti dělení kridiů nových 
strojů úhloměrných, převyšují svojí hodnotou chyby prosté v měření. 
Jich hodnotu lze určití na vhodných, k tomu účelu konstruovaných zku- 
šebních dělících strojích, případně odvoditi z výsledků měření úhlových 
účelně provedených. Hlavní podmínkou jest ale právě vzhledem na na- 
hodilý ráz ch\'b, měření úhlová tak uspořádati, by každý směr byl ode- 
čítán na jiném místě kruhu a z výsledku se chyba takto v vinčovala. 
O zkoušce strojů na chvb}' v dělení rovněž není zmínky v publikaci 
triangulace kiúlovství Českého c. a k. zeměpisným ústavem. 
K tomu cíli provedena byla rozborem přímých viěřických výsledků 
v této práci zkouška správnosti dělení kruhu horizontálného stroje 2Qcm 
nové konstrukce závodu G. Starke čís. 1., kterého bylo nejvíce upotřebeno 
při úhlovém měření triangulace Cech a sice na 18 stanicích. K výpočtu 
zvolena b}da pozorování 6tí skupin stanice Slotov a 6ti skupin stanice 
Chlumec s přestavami 30®, která byla provedena na kamenných pod- 
stavcích v úplnvch řadách a skupinách se čtvernásobnvm zaměřením 
v každé jednotlivé skupině. 
Byly tu tvořen v rozdíly jednotlivých pozorování vzhledem ku středům 
jednotlivých skupin, podávající chyby prosté bez vlivu dělení kruhu 
a pak rozdíly vzhledem na střed všech šesti skupin, jež jsou zatíženy 
chybami v dělení kruhu. 
Rozpravy: Roč. XX. Tř. II. Čís. 27. 
XXVII. 
2 
