5 
Šikmo položenými s úklonem k rourám pobočním. Tyto roury byly upro- 
střed opatřeny kohouty a /vo široko vrtanými, světlosti 6 mm. 
V trubici A zavěšena v kaučukově zátce anoda, v trubici B přesný zkrá- 
cený teploměr, v C v kaučukové zátce kathoda. Dvacet mm od krajů 
trubice A i C vtaveny krátké postranní rourky, aby mohly vr^vinujicí 
se plyn}'- unikati. K těmto rourkám připoj enj’ tlustostěnným kaučukem 
nejdříve trubice s fosforpentoxj-dem a potom trubice s CaCl,. 
4. Předběžné pokusy. 
Úkolem předběžných pokusů bylo přesvědčiti se, zdali přístroj, jak 
byl upraven, bude vyhovovali, nebude-li teplota zkoumaného roztoku 
příliš stoupati a konečně, nebude-li vedle nepředvídaných obtíží unikati 
na anodě chlor. Za anodu užito bylo roubíku chem. čistého kovového mag- 
nesia, délky 130 mm, průměru 10 mm, tvaru konického. Roiibík pevně za- 
sazen do kaučukové zátky, před pokusem vždj" pečlivě opilován, vyvařen 
v kyselině solné a smirkovým papírem vyleštěn. Za kathodu užito bylo 
plechu platinového, velikosti 25 min^. Proud veden byl ze zdroje předražným 
odporem do titračního voltametru na stříbro, odtud k anodě, potom zkou- 
maným roztokem ke kathodě, dále milliampěremetrema a klíčem zpět ke 
svorkám . 
Titrační voltametA^) dle staršího způsobu jest trubice skleněná, 
300 mm dlouhá, 18 mm světlosti, dole v hruškovitou nádobku rozšířená, 
jež končí výtokovou rouroii, kohoutem opatřenou. Trubice uzavřena kor- 
kovou zátkou, kterou prochází skleněná rourka, v níž jest zavěšena na pla- 
tinovém' drátku anoda, jakož i roubík chem. čistého stříbra, délky 40 mm 
a průměru 2'5 mm. Roubík ten byl ve skleněné trubici zatmelen tak zv. 
námořnickým tmelem. Trubice voltametru naplnila se 20% chem. čistým 
'}!/ 
NaNO.^. Na to opatrně, aby se roztoky nesmísily, přilita byla kj-selina 
ó 
dusičná, do které vložena platinová kathoda. Stříbrný roubík byl vždy 
před pokusem nejjemnějším smirkovým papírem vyleštěn; výsledky byly 
shodné jako při předchozím postříbření. 
a) Pokusy kvalitativní. 
Nejdříve provedeny byly čtyři pokusy kvalitativní. Vedle voltametru 
titračního zapjat byl do proudovodu i voltametr tyglíkový“^) rovněž na 
stříbro. 
2°) K i s t i a k o w s k i, Z. f. phys. Chem. 6, 105, 1890; Zeitschr. f. Elektro- 
chem. 12 , 713, 1906. 
2^) Kalile, Wied. Ann. 67, 1, (1899), R i c h ar d s a H e i m r o d, Zeitschr. 
phys. Chem. 41, 302 (1902), Richards, Collins a Heimrod, Zeitschr. 
phys. Chem. j2, 336, (1900). 
XXVIII. 
