10 
Vezmeme-li ještě v úvahu dřívější měření, můžeme nj-ní tvrditi, že 
hodnota Hallova eífektu nepozmění se nikterak, zvolíme-li si rozměry 
destičky jakékoliv. 
II. Methoda Koláčkova a Kučerova. 
Ve své Elektřině a magnetismu. Sborník J. Č. M. Praha 1904, na 
str. 246 uvádí prof. Dr. Koláček novou methodu ku měření Hallova eífektu. 
Připájení elektrod sekundárních na aequipotencialní linii jest téměř ne- 
možno; vždy galvanometr ukazuje určitou, ba dosti značnou výchylku, 
kterou nutno druhým zvláštním zařízením kompensovati, abychom vůbec 
přesná měření mohli prováděti. Proto podává Koláček návrh nové methody, 
znázorněný obr. 11, která celé toto kompensační zařízení odstraňuje, vy- 
rovnávajíc si sama potenciální rozdíl sekundárních elektrod. 
Obr. 11. 
Obr. 12. 
Na stranách A , B přivádí se k destičce primární proud měděnými dráty,, 
přitavenými po celé délce. Uprostřed destičky v bodě Hq jest elektroda 
sekundární, na druhé straně voleny pak jsou body a za elektrody tak, 
aby mezi nimi byl bod, který jest s na stejném potenciálu. Velikým od- 
porem pi, p 2 dosáhne se toho, že v sekundárním kruhu neprochází 
proud. 
V letním semestru 1910 v přednáškách o experimentální fysice uvedl 
můj učitel, prof. Dr. B. Kučera, vykládaje právě o Hallově eífektu, zají- 
mavou modifikaci methody Koláčkovy. Není třeba připájeti dvě nové 
bočné elektrod}', nýbrž dostačí již obě primární (obr. 12). 
K destičce D píitavcny budtež tři elektrody, AC, BD, E. Primární 
proud budiž přiváděn u d a B. Aequipotentiální bod k bodu ve kterém 
připájena jest jedna Hallova elektroda, jest na druhé straně destičky určité 
XXIX. 
