2 
rameno je kapillární, druhé pak široké. V rameni kapillárním má meniskus 
kapaliny značnou křivost, v širokém rameni pak může býti křivost jeho 
zanedbána. 
Elektrický náboj při- 
A'áděn kapalině přístroj na- 
plňující platinovým drát- 
kem, vtaveným do širokého 
ramene. Světlost kapill. 
ramene činila 0 1 — 0 4 mni, 
širokého pak asi 20 mm. 
Uspořádání znázorňuje 
obr. 1 . Ku měření poten- 
ciálu, dodávaného Holtzo- 
vou elektrikou, motorem 
hnanou, používáno Heýcl- 
weillerova elektrometru E, 
velká kapacita L měla za 
úkol zamezit! náhlým skokům potenciálu, jehož výše regulována hrabici H. 
Elektrometr prokalibrován použitím Edelmano\a jiskřiště J zařazeného 
při kalibraci parallelně s hrotovým zařízenim D — H. \div tlaku a teploty 
při kalibraci se navzájem téměř úplně elliminoval, obnášeje méně než 
kdežto kalibrace doskokovým zařízenim provedená dává přesnost asi 
na 1/2%.*) 
Výše sloupce kapaliny v kapill. rameni pozorována mírně zvětšujícím 
mikroskopem opatřeným okul. mikrometrem M. 
U kapalin sklo smáčejících, tedy s meniskem konkavním, lze cčekávati 
při elektrisaci klesání sloupce v kapill. rameni přístroje, kdežto u rtuti 
naopak výstup, ježto meniskus její je konvexní. 
Účinek náboje lze sesíliti přiblížením kovové 
desky do země odvedené nad otvor kapill. ramene 
a zároveň pohyb menisku se stane klidnějším. 
Přístroj s deskou vyznačuje obr. 2 . 
Vlastní pozorování. 
1 . Přístroj naplněn mírně okyselenou vodou 
( 1 kapka H2SO4 na 40 cm^) deštili, vody. 
Kapaliny voleno vždy takové množství, aby 
meniskus v kapill. rameni nebyl od otvmru téhož 
vzdálen více než 6 — 8 mm, což dává výsledky nej- 
lepší. Je-li meniskus kapilláře hluboko pod otvo- 
*) B. Kučera; Exp. studie o novém způsobu měření velmi vysokých po- 
tenciálů. Kozpr. Č. Akad. XIX. č. 06. 
Obr. 2. 
J 
XXXTX. 
