34 
ein feines Diaphragma als Okular und eine scharfe Marke, z. B. den Rand 
eines geschliffenen oder polierten Cylinders als Objektiv-Marke. Daß ein Fern- 
rohr eine prinzipiell bessere Visur, selbst abgesehen von der Vergrößerung, 
schon dadurch ermöglicht, das Visir, Korn und Objekt, wenn ich so sagen 
darf, gleichzeitig vom Auge fixiert werden können, dieser Wahrheit verschloß 
er sich auch dann noch, als er von seinen Gegnern, allerdings in ziemlich 
ungebührlicher Weise, darauf hingewiesen wurde. Überhaupt beschränkte sich 
Hevelius bei seinen Instrumentenkonstruktionen fast durchweg auf die Vor- 
bilder, welche Tycho Brahe gegeben hatte, jedoch ohne dem wichtigsten 
tychonischen Instrumente, dem Mauerquadranten, die verdiente Aufmerksamkeit 
zu schenken; er glaubte, eine größere Beobachtungs- und Ablesegenauigkeit 
nur durch Vergrößerung der Dimensionen der Instrumente und durch sorg- 
fältige Teilung erreichen zu können; daß bei freistehenden Instrumenten mit 
der Vergrößerung eine Erhöhung der von der Deformation der schweren 
Instrumente herrührenden Biegungsfehler Hand in Hand geht, dem verschloß 
er sich zwar nicht, glaubte aber ohne Prüfung zu optimistisch, durch eine 
vermeintlich sehr solide Konstruktion diese Fehler ganz vermieden zu haben. 
Zunächst verfügte Hevelius nur über wenige kleine Sextanten und Qua- 
dranten. Diese genügten ihm nicht lange; jedoch schien es zunächst Schwierig- 
keiten oder wenigstens viel Zeitverlust zu bringen, größere herzustellen. Zu 
seiner Freude erfuhr er aber, daß sich im Zeughause ein im Rohbau fertiger, 
ursprünglich vom Magistrat für Krüger bestimmter Azimutalquadrant befinde; 
er erbat sich und erhielt denselben und stellte ihn mit Hilfe eines geschickten 
Künstlers, jedoch so, daß er die für die Messung wichtigen Arbeiten, wie die 
Teilung, selbst durchführte, vollständig her. Er hat ihn bis zur Errichtung 
der neuen Sternwarte hauptsächlich benutzt. (Fig. 2 auf Tafel II.) Die Messungen 
mit diesem viel zu subtilen Instrumente waren, wie man erwarten kann, nicht 
gut; Unterschiede von 5' kommen gelegentlich vor. 
Noch größere Dimensionen, nämlich 6 Fuß Radius, erhielt der in den 
gröberen Konstruktionsteilen aus Eichenholz, in den messenden Teilen aus 
Messing bestehende Horizontalquadrant. 
Von weiteren Meßinstrumenten Höwelckes will ich Ihnen nun noch den 
sechsfüßigen Sextanten vorführen, an dem er seine meisten Fixsternbeobach- 
tungen ausgeführt hat, und welcher nach Ausweis der Übereinstimmung der 
einzelnen Beobachtungen, sein bestes Werkzeug war. (Fig. 3 auf Tafel II.) 
Und endlich sei ohne nähere Beschreibung noch der neunfüßige Octant 
erwähnt, der vorwiegend zur Messung geringer Distanzen bestimmt war. 
Zur Beurteilung der Meßinstrumente ist noch das folgende zu sagen : Die- 
selben sind, soweit wir aus den Abbildungen schließen können, sehr exakt 
und dabei meist künstlerisch gearbeitet; Hevelius selbst versäumt auch bei 
der Beschreibung selten, selbstgefällig hinzuzufügen, daß sie „plane novo 
• • 
artificio hergestellt seien. Die innere Übereinstimmung der Beobachtung ist 
darum in der Tat auch bei einigen dieser Instrumente überraschend groß, sie 
5 
