108 
aiiftretenden Ionen, einer Größe, die einen Maßstab für die Gesamtmenge des radioaktiven 
Stoffes bildet; denn wir nehmen an, daß die lonenmenge einen immer gleichen Bruchteil des 
radioaktiven Stoffes darstellt, von dem sie erzeugt wird. 
Kennt man die Kapazität des Fontaktoskops (sie war in unserem Falle gleich 12, i cm), 
so vermittelt uns der gemessene Yoltabfall auch die Kenntnis der fortgeleiteten Elektrizitäts- 
menge. Die Elektrizitätsmenge e, welche pro Stunde durch die Emanation vom Zerstreuungs- 
körper weggefiihrt wird, ist gleich der Differenz der Elektrizitätsmengen auf dem Zerstreuungs- 
körper zu Anfang und zu Ende dieser Stunde: 
e = e, — e„ = OY, — CY„ 
wenn Y, und Y„ das elektrische Potential zu Anfang und zu Ende der Stunde und C die 
Kapazität des Zerstreuungszylinders am Elektroskop bezeichnen. Sie wird durch Multipli- 
1 1 
kation mit und auf absolute elektrostatische Einheiten pro Sekunde zurück- 
ob(J(J oUU 
geführt und dann, weil die Zahlen sonst zu klein ausfallen, noch mit 1000 multipliziert. Die 
so berechneten Werte sind unter dem Namen Mache -Einheiten in die Literatur eingeführt; 
sie sind unabhängig von der verwendeten Apparatur und untereinander vergleichbar. 
In Mache-Einheiten geben wir in der letzten Yertikalreihe der nachstehen- 
den Tabelle die Aktivitäten der von uns untersuchten Danziger Wässer wieder. 
Datum 
Bezeichnung der Quelle 
Temp. 
C. 
Potent.Abf. 
in Volt pro 
Ltr. u. Std. 
Mache- 
Einh. 
i.X.lO® 
13. 2. 11 
Danziger Leitungswasser 
13 
32 
0,4 
17. 2. 11 
Quelle Blindenanstalt .... 
15 
28 
0,3 
6. 3. 11 
Quelle Hermannshofer Weg (Villa 
Aumund) 
12 
53 
0,6 
24. 2. 11 
Quelle Radde-Weg 
16 
32 
0,4 
24. 2. 1 1 
Wasserwerk Königstal, oberhalb 
der Kreide 
12 
44 
0,5 
25. 2. 11 
Wasserwerk Königstal, unterhalb 
der Kreide 
11 
47 
0,6 
3. 3. 11 
Wasserwerk Steinschleuse . 
14 
58 
0,7 
10 . 3. 11 
Wasserwerk Pelonken .... 
14 
42 
0,5 
Die Bestimmungen wurden in der Weise ausgeführt, daß wir in jedem 
einzelnen Fall zunächst den sog. Normalverlust des Fontaktoskops fest- 
stellten, indem wir ermittelten, um wieviel Volt pro Stunde die Ladung des 
leeren Fontaktoskops zurückging. Alsdann füllten wir in die Kanne ein Liter 
des zu untersuchenden Wassers und schüttelten dieses mit der in der Kanne 
enthaltenen Luft (9 Liter) kräftig durch. Nach dem Schütteln wurde der Zer- 
streuungskörper mit dem Elektroskop in die Kanne eingehängt und die Anzahl 
der Teilstriche bestimmt, um welche die Blättchen des auf etwa 200 Yolt 
geladenen Elektroskops in einer Stunde zusammenfielen. Eine Eichung des 
Elektroskops ergab die zu den Teilstrichen gehörige Voltzahl. Eine Korrek- 
tur dieser Größe um den Betrag der sog. induzierten Aktivität erwies sich in 
unserem Fall als unnötig, da dieser Betrag innerhalb der Fehlergrenzen unserer 
3 
