76 
W. Eitel, 
Backe den Spalt vertikal und horizontal abgrenzen kann. Ein zweites 
Projektionsobjektiv (0„) von 55 mm Brennweite entwirft ein Bild 
dieses Spaltes in die Brennebene des als Kondensor dienenden 
Objektives AA-Zeiss (0 3 ), welches auf einem besonderen Reiter in 
allen drei Raumkoordinatenriclitungen durch Mikrometerschrauben 
verschiebbar angebracht ist. Der Kondensor sendet das zur ultra- 
mikroskopischen Beleuchtung dienende schmale, aber höchst intensive 
Lichtbündel auf das Objekt (Kr), welches durch das vertikal zur 
Achse des Beleuchtungssystems angeordnete Mikroskop-Objektiv (MO} 
direkt beobachtet wird. Die Feinbewegung des Spaltes ermöglicht 
es, die Breite desselben auf mm genau zu regulieren; be- 
sonders wichtig ist an dem Kristall-Ultramikroskop die schon er- 
wähnte Anbringung einer dreifachen Bewegung des Beleuchtungs- 
kondensors. Der von der Firma C. ZEiss-Jena angefertigte Kon- 
densorträger entsprach den hohen Anforderungen an Genauigkeit 
der Feinbewegungen auf das beste. Der wichtigste Teil an dem 
Ultramikroskop ist der Kristallträger, der- durchaus sicher und fest 
mit dem Beobachtungsmikroskop verbunden sein muß und alle 
groben und feinen Bewegungen um eine Achse senkrecht zu der- 
jenigen des Beleuchtungssystems und des Mikroskoptubus, sowie 
parallel zur Tischebene des Mikroskops ermöglichen soll. Zu diesem 
