Über spaltultramikroskopische Vorrichtungen etc. 
77 
Zweck hat sich vortrefflich die Verwendung des kleinen Theodolit- 
Goniometer- Aufsatzes nach V. M. Goldschmfdt 1 bewährt, wie er 
von der Firma R. FuEss-Steglitz angefertigt wird. Der noch 
weniger Raum beanspruchende Drehapparat nach C. Klein erfüllt 
unter Umständen denselben Dienst. Der Aufsatz wird von seiner 
Zentriervorrichtung abgeschraubt und auf eine metallene Grund- 
platte montiert, worauf er direkt auf dem Mikroskoptisch befestigt 
werden kann (s. Fig. 2). Als Beobachtungsmikroskop ist durch 
seine großen Außenmaße für den vorliegenden Zweck besonders 
das von der Firma E. Leitz- Wetzlar als mineralogisches Stativ AM 
gebaute Instrument oder eines der entsprechenden Modelle anderer 
Firmen geeignet; der große Tischdurchmesser ermöglicht eine be- 
queme und genügend sichere Montage des Theodolitaufsatzes, und 
durch die weitgeschweifte Form des Tubusträgers am Stativ ist man 
in der Lage, unbehindert dieses Hilfsinstrument in hinreichender 
Weise zu benutzen. Insbesondere ist die sehr ausgiebige Vertikal- 
bewegung des Mikroskoptubus zur Untersuchung bei schwächeren 
Beobachtungsobjektiven von großem Werte. Die Kreuzschlitten- 
tischbewegungen des genannten Stativs ermöglichen eine genaue 
Zentrierung bestimmter Stellen am Untersuchungsgegenstand; sie 
6ind genügend fein, um auch bei starker linearer Vergrößerung 
Einzelheiten im Kristall bei seitlicher Verschiebung desselben und 
konstanter Einstellung des Beleuchtuugskegels zu untersuchen. Der 
Theodolitaufsatz hat bekanntlich eine einfache, aber vollkommen 
ausreichende Justiervorrichtung, nämlich zwei Kreissegment-Schlitten 
senkrecht aufeinander angeordnet, so daß man jederzeit eine be- 
stimmte Richtung im Kristall mit der Drehungsachse des Aufsatzes 
parallel einstellen kann. Besonders nützlich ist die Feinbewegung 
der Drehung, weil man beim Einstellen der Mikroskoptubus-Achse 
senkrecht auf die horizontal liegende Begrenzungsfläche des Unter- 
suchungsgegenstandes durch Autokollimation eine solche benötigt. 
Diese Einstellung bewerkstelligt man sehr einfach dadurch, daß 
man über dem Mikroskop-Objektiv (in einem sog. Opakilluminator 
z. B.) ein unter 45° geneigtes Glasplättchen anbringt und das von 
der Oberfläche des Kristalls reflektierte Bild eines entfernt auf- 
gestellten Kreuzsignales genau auf das Okularfadenkreuz einstellt. 
Auf diese Weise gelingt es, optisch vollkommen verzerrungsfreie 
Bilder der ultramikroskopischen Erscheinungen innerhalb des Unter- 
suchungsobjektes zu erhalten, vorausgesetzt, daß die Oberfläche 
des Kristalls genügende Politur annimmt oder an sich genügend 
eben ist. So geben gute Spaltflächen erfahrungsgemäß die besten 
Resultate; Schlifffläehen weicherer Substanzen nehmen oft nur sehr 
unvollkommene Politur an. Im letzteren Fall kann man sich aber 
so helfen, daß mau mit einem winzigen Tröpfchen Kanadabalsam 
ein geeignet zugeschnittenes Stückchen Deckglas aufkittet und 
1 Zeitschr. f. Krist. öl. 1913. p. 28 — 39. 
