Über spaltultramikroskopische Vorrichtungen etc. 
79 
Ultramikroskopische Vorrichtung zur Untersuchung dünn- 
geschliffener Kristallpräparate. 
Nicht immer gelingt es, aus dem Schmelzfluß oder aus wäßrigen 
j Lösungen Kristalle von solcher Größe zu erhalten, wie diese immer- 
hin bei der vorbeschriebenen Anordnung benötigt werden, um eventuell 
noch Schliffflächen an ihnen anbringen zu können. Der naheliegende 
Gedanke, ungeschliffene Kristallbruchstücke in Flüssigkeiten von 
gleichen Brechungsexponenten einznbetten und dann in einer Art 
von Küvette die Beobachtung vorzunehmen, hat zwar einiges für 
sich, es machte aber zurzeit erhebliche Schwierigkeiten, ein für 
diese Zwecke geeignetes Instrument zusammenzustellen, so daß die 
Ausführung des an sich einfach erscheinenden Gedankens zurück- 
i gestellt werden mußte, bis passendes Material wieder leichter zu 
beschaffen sein wird. 
Demgegenüber ist die ultramikroskopische Untersuchung fertiger 
diinngeschliftener Präparate möglich, wenn es gelingt, in geeigneter 
Weise das einfallende Licht des Beleuchtungskegels sowie das an 
den Ultramikronen abgebeugte gegen die Schlifffläche zu orientieren. 
Am einfachsten wäre die Einführung zweier ADAM’scher Kugel- 
segmente, so daß die Beobachtung ähnlich wie bei der Unter- 
suchung auf dem FEDOROw’schen Universaltisch erfolgen müßte. 
Indessen machen die sphärischen Begrenzungsflächen eine Übersicht 
über das Präparat oft recht schwer, so daß es besser ist, an Stelle 
von Halbkugeln gewöhnliche totalreflektierende Prismen zu ver- 
wenden. In Fig. 3 ist schematisch angedeutet, wie das in der 
ßichtung AA', d. h. in der Achse des Beleuchtungskegels ein- 
fallende Licht in dem Prisma I nnabgelenkt auf die Hypothenusen- 
Grenzfläche gelangt, dort aber nicht total reflektiert werden kann, 
wenn hinter der letzteren ein Medium von möglichst demselben 
