82 
W. Eitel. 
Auch im durchfallenden Licht kann man ebenfalls den Dünn- 
schliff zugleich beobachten, man braucht alsdann nur das Präparat 
mit den beiden Prismen auf dem Mikroskop in geeigneter Weise 
zu montieren. Am vorteilhaftesten ist es, wenn man den Schliff 
auf einen Objektträger kittet, der auf einem FEDOßow’schen Uni- 
versaltisch eingespannt wird. Der Schliff kann alsdann auch ohne 
Bedenken mit einem Deckglase versehen bleiben, wodurch sich nur 
einige nebensächliche Reflexe mehr einstellen, nämlich solche beim, 
Übergang des einfallenden Lichtes von Prisma I in die Flüssigkeit, 
welche dieses mit dem Deckglas verbindet (eingedicktes Zedern- 
holzöl ist dazu am besten zu verwenden), dann von dieser zum 
Fig. 7. 
Deckglas, vom Deckglas in den Kanadabalsam usw r . Der Objekt- 
träger auf dem FEDOROw’schen Tisch wird um 45° gegen die 
horizontale Achse gedreht, so daß die eine Kathetenfläche des 
Prismas I senkrecht zur Achse des Beleuchtungskegels gestellt ist, 
die andere aber senkrecht zur Achse des Mikroskoptubus (s. Fig. 7). 
Die Prismen I und II haften durch Adhäsion auf dem Deckglas 
bzw. dem Objektträger vollkommen genügend, wenn man nur darauf 
achtet, daß das Zedernholzöl nicht allzu reichlich aufgetragen wird, 
weil sonst die Prismen sich leicht verschieben könnten. Man hat 
auch darauf zu achten, daß die beiden Prismen mit ihren Katheten- 
flächen möglichst genau zu einander parallel stehen, was sich 
jedoch bei einiger Übung ganz leicht bewerkstelligen läßt. Die 
ganze Anordnung erhellt aus Fig. 8, welche die endgültig benutzte 
Apparatur in Verbindung mit einer mikrophotographischen Kamera 
vorführt. 
