84 W. Eitel, Über spaltultramikroskopische Vorrichtungen etc. 
der in der Sichtweite des Mikroskopobjektivs gelegen ist, erscheint 
ganz scharf, weil eben das ganze Präparat um 45° in seiner Fläche 
gegen die Mikroskoptubusachse geneigt ist. Bei echten Ultra- 
mikronen ist das ganz anders ; man kann auf diese selbst eigentlich 
überhaupt nicht scharf einstellen, sondern nur auf den optischen 
Diinnschnitt, den der Beleuchtungskegel in dem Präparate liefert. 
Spätere Untersuchungen an den Entmischungsdispersoiden werden 
solche Fälle ganz besonders deutlich vor Augen führen. So sind 
auch die sehr feinen nadelartigen Einschlüsse im Labrador von der 
Paulsinsel ganz scharf zu unterscheiden z. B. von den ultramikro- 
skopischen Asteriten der Rosenquarze; denn wie Fig. 10 zeigt, ist 
immer nur ein ganz kleiner Teil der Nüdelchen in reflektiertem 
Lichte scharf einstellbar, und die anderen von der Einstellungs- 
ebene abweichend gelegenen Gebilde unscharf. Ganz entsprechend 
erkennt man auch Gaseinschlüsse in kristallisierten Medien, ins- 
besondere aus dem Schmelzfluß, sofort an der scharfen Einstellbar- 
Fig. 9. Hypersthen-Dünnschliff. 
Vergr. 50 X- 
Fig. 10. Labradorit-Dünnschliff. 
Vergr. 50 X. 
keit und au ihrer Begrenzung, während Haufen von ultramikro- 
nischen Teilchen, also in der Form von Nebeln, diftüse Objekte 
darstellen, welche meistens in keiner Einstellung eine bestimmte 
Gestaltung erkennen lassen, höchstens in speziellen Fällen die In- 
homogenitäten oder Begrenzungen des Kristalls andeuten. Ferner 
ist besonders zu berücksichtigen, daß in isotropen Kristallen, 
Gläsern etc. die ultramikronischen Nebel, auch wenn diese nicht 
in einzelne diskrete Teilchen aufzulösen sind, doch noch vorzüglich 
das TvNDALL’sche Phänomen zeigen, d. h. daß die Schwingungs- 
richtung des an ihnen abgebeugten polarisierten Lichtes senkrecht 
steht auf der Achse des Beleuchtungskegels und derjenigen des 
Mikroskops. Stellt man den drehbaren Tubusanalysator so ein, 
daß seine Schwingungsrichtung senkrecht steht auf derjenigen des 
abgebeugten Lichtes , so erscheint natürlich das Nebelbild aus- 
gelöscht. Schaltet man nunmehr noch das Gipsblättchen von Rot 
erster Ordnung ein, so erblickt man wiederum den Nebel in der 
bekannten Interferenzfarbe, während diffuse Reflexe an tiefgelegenen 
Gasblasen z. B., die auf den ersten Blick manchmal verwirren 
könnten, wieder bei der erwähnten Analysatorstellung weggelöscht 
