M. Berek, Die astigmatischen Bildfehler etc. 
247 
4. Optisch aktive absorbierende Kristalle. 
Fiir optisch aktive absorbierende Kristalle ergibt sich die 
gleiche Formel wie 4) im vorigen Abschnitt. Nur ist hier an 
Stelle von r (Formel 2 im Abschnitt 3) zu setzen : 
d . o. 
r = . 
worin q / das spezifische Drehungsvermögen des Kristalls ist. das 
sich bekanntlich durch 
• — a>i“ i 
= A 
ersetzen läßt, womit 4) wieder die gleiche Form angenommen hat. 
Dieser Fall bietet also prinzipiell nichts Neues. 
Brandenburg (Havel), im August 1918. 
Die astigmatischen Bildfehler der Polarisationsprismen. 
Von M. Berek in Wetzlar. 
(Schluß.) 
Die astigmatischen Bildfehler im Polarisationsmikroskop hei 
subjektiver Beobachtung und hei der Projektion. 
Die orthoskopischen und konoskopischen Interferenzerscheinungen 
im Polarisationsmikroskop stehen zueinander im Verhältnis der geo- 
metrischen Reziprozität. Geht man durch Einschalten der Amici- 
ßEKTRAND’schen Linse von der orthoskopischen Betrachtungsweise 
zur konoskopischen über, so vertauschen sämtliche vor der Bertrand- 
schen Hilfslinse im Strahlengang befindlichen Hauptblenden ihren 
Charakter; Gesichtsfeldblenden werden zu Aperturblenden und um- 
gekehrt. Sämtliche hinter der BERTRAND’schen Hilfslinse befindlichen 
Hauptblenden hingegen wahren ihren ursprünglichen Charakter. Wir 
haben hiernach bei der Theorie der astigmatischen Bildfehler zu unter- 
scheiden, wo das Analysatorprisma im Strahlengang angeordnet ist. 
a) Die astigmatischen Bildfehler des Tubusanalysators. 
Die primären astigmatischen Bildfehler entstehen hier im Tubus 
und werden bei orthoskopischer Betrachtung durch das Okular, bei 
konoskopischer durch Bertrand’scIic Linse -f- Okular abgebildet. 
Da die vor der BERTRAND’schen Linse stehenden Blenden beim Über- 
gang von der orthoskopischen zur konoskopischen Betrachtungsweise 
ihre Bedeutung als Gesichtsfeld- und Aperturblende vertauschen, 
müssen wir beim Tubusanalysator die primären Bildfelder in beiden 
