Die astigmatischen Bildfehler der Polarisationsprismen. 
251 
Im Konoskop wächst die astigmatische Unscharfe 
auch mit der Eigen Vergrößerung’ der Bektrand’s c h e n 
H i 1 f s 1 i n s e. 
Die konoskopische Apertur wird durch die Größe der wirk- 
samen Blende im kristallinen Objekt bedingt. Ist der Radius des 
wirksamen orthoskopisclien Gesichtsfeldes im Objekt q, so gilt 
tgu = | = 21 (17) 
Ti 
In der folgenden Tabelle ist dieser Wert für einige Objektive, 
die zumeist bei konoskopiseher Betrachtung benutzt werden, mit- 
geteilt. Zugrunde gelegt ist diesen Berechnungen das volle ortho- 
skopische Gesichtsfeld der neuen Polarisationsmikroskope mit großem 
Selifeld von E. Leitz, Wetzlar. 
Tab. 2. Astigmatische Unscharfe im Konoskop für die 
Konoskopvergrößerung Eins und deutliche Sehweite 
(S = 250 mm). Prismenlänge: 20 mm. 
Objektiv 
Brennweite 
Gesichtsfeld- 
radius 
21 
Astigmatische Un- 
scharfe in 
No. 
fi 
() 
' 
mm 
Bogen- 
min uten 
4 
10,0 
0,69 
0,069 
0,36 
5,0 
5 
5,4 
0,40 
0,074 
0,39 
5,4 
6 
4,0 
0.28 
0,070 
0,37 
5,1 
7 
3,2 
0.22 
0,069 
0,36 
5,0 
8 
2,6 
0,19 
0,073 
0.39 
5,4 
9 
2.2 
0.14 
0.064 
0,34 
4,? 
Die Bildfehler der Tabelle 2 sind ebenfalls noch mit der 
Gesamtvergrößerung des Konoskops 
21 = v/v* 
zu multiplizieren. Daher sollte auch hier der Durchmesser des Zer- 
streuungskreises bei weitem die Wahrnehmbarkeitsgrenze des Auges 
übersteigen. Es ist allerdings zu beachten, daß zumeist infolge der 
Abblendung durch die Fassung der BEUTHANn’schen Linse der im 
Konoskop wirksame Radius q der orthoskopisclien Gesiclitsfeldblende 
bedeutend kleiner ist als der Radius des vollen orthoskopisclien Seh- 
feldes. Diese Abblendung ist sogar erwünscht bei der Betrachtung 
konoskopiseher lnterferenzbilder optisch nicht einheitlicher Massen 
sowie von kristallinen Partikelchen, die nicht das ganze ortho- 
skopische Gesichtsfeld erfüllen, und wird durch geeignete Iris- 
