Die astigmatischen Bildfehler der Polarisationsprismen. 
253 
Tab. 3. Astigmatische Bildverzerrung 
im Orthoskop und Konoskop. 
Prismenlänge: 20 mm. 
Obiektiv 
No. 
Wirksame optische 
Tubuslänge A 
Bildverzerrung 
in % 
1 
128 
2,06 
2 
139 
1,90 
3 
167 
1,58 
4 
182 
1.45 
5 
180 
1.47 
6 
192 
1.37 
7 
200 
1.32 
8 
180 
1,47 
9 
187 
1.41 
und die Ebene der Augenpupille des Beobachters. Demnach werden 
die astigmatischen Bildfehler 
~ ^ 1 wenn die Augenpnpille r I . a ' S 
u = 8 | Apertur- ^ = b ^ 
2b« wenn die orthoskopische I blende S 
f, Gesichtsfeldblende « I wirkt 
Bei der Betrachtung des sekundären konoskopischen Interferenz- 
bildes nach dem Klein’ sehen Verfahren sind die zusammen- 
gehörigen reziproken Ebenen die Austrittspupille des Orthoskops 
bezw. ihr durch die Ki.EiN’sche Lupe entworfenes Bild und die 
Augenpupille des Beobachters, die sehr nahezu der Kristallebene 
konjugiert ist. Die primären astigmatischen Bildfehler in der 
hinteren Brennebene des Objektivs sind 
2b« 
l 
< )kular 
II = 
b 
A 
Nach Abbildung durch das 
pupille des Mikroskops 
11' t= 2 b 
^ = + 
erhalten wir in der Austritts- 
und nach Abbildung 
Vergrößerung v: 
11“ = 2 b 
t, 
durch 
f. 
' A 
die 
f, 
A 
SB' = 
Ki.EiN’sche 
v 23“ = 
+ 
b 
A 
Lupe von 
+ 
der Eigen - 
(19) 
b) Die astigmatischen Bildfehler eines Tubusanalysators 
mit Korrektionslinse zur Beseitigung der Einstellungs- 
differenz. 
Um die Einstellungsdifferenz beim Ein- und Ausschalten des 
Tubusanalysators zu begleichen, wird dieser gewöhnlich mit einer 
Linse von positiver Brennweite fest verbunden. Diese Korrektions- 
