254 
M. Berek, Die astigmatischen Bildfehler etc. 
linse hebt indes die astigmatischen Bildfehler nicht auf, sondern 
ändert sie nur, gemäß ihrer Eigenvergrößerung nach den Formeln (3). 
Nun schwankt die Brennweite dieser Korrektionslinse je nach der 
Bauart des Stativs zwischen lj und 2 m. Gegenüber dieser Länge 
kommt die kurze Entfernung der Linse vom oberen Tubusende, die 
nur wenige Zentimeter beträgt, nicht in Betracht, so daß die Eigen- 
vergrößerung der Korrektionslinse sich nur wenig von Eins unter- 
scheidet. In der Regel liegt sie zwischen 0,92 und 0,94. Durch 
die positive Korrektionslinse wird die astigmatische 
Unschärfe der Abbildung im Orthoskop und Konoskop 
nur um 6 — 8% gemindert. Von einer Aufhebung der Bild- 
fehler, selbst einer nur angenäherten, kann also gar nicht 
die Rede sein. 
Bei den Polarisationsmikroskopen der Firma E. Leitz konnte 
nach Einführung anastigmatischer Tubusanalysatoren von dieser 
Korrektionslinse ganz abgesehen werden, da mit der Beseitigung der 
astigmatischen Bildfehler zugleich die Einstellungsdifferenz beim Ein- 
und Ausschalten behoben ist. 
c) Die astigmatischen Bildfehler des Aufsatzanalysators. 
Wir setzen voraus, daß der Querschnitt des Analysatorprismas 
groß genug ist, um die aus dem Okular austretenden Strahlen- 
bündel nicht abzuschneiden. Da hier die primären astigmatischen 
Hauptebenen, die im Bildraum des Mikroskops gelegen sind, beim 
Übergang von der orthoskopischen zur konoskopischen Betrachtungs- 
weise nach Einschaltung der BicRTUAND’schen Hilfslinse ihre Be- 
deutung als Apertur- bezw. Gesichtsfeldebenen beibehalten, so 
brauchen wir nur die Bildfehler in einer astigmatischen Haupt- 
blendenebene zu betrachten, nämlich in der schließlichen Gesichts- 
feldblende. Die Theorie der astigmatischen Bildfehler des Aufsatz- 
analysators ist daher besonders einfach. 
Nach (2) sind die astigmatischen Bildfehler gegeben durch 
Für ein auf unendlich akkommodiertes Auge, 
bezw. für einen sehr großen Abstand des Projektions- 
schirmes verschwinden sämtliche Bildfehler sowohl 
im Orthoskop wie im Konoskop. Sie sind für Kurz- 
sichtige und kleine Schirmabstände bei der Projektion 
und Mikrophotographie größer als für Weitsichtige 
und große Schirmabstände. 
Um die astigmatische Unschärfe näher zu diskutieren, drücken 
wir die Größe der Austrittspupille wieder durch die Mikroskop- 
konstanten aus. Wir erhalten dann 
im Orthoskop 
I 
im Konoskop j 
S 
( 20 ) 
