Über die Beseitigung der astigmatischen Bildfelder etc. 281 
Gleichartigkeit der Konstruktionstypen aller Mikroskope den hohen 
Anforderungen, die an die Optik der Polarisationsinstrumente hin- 
sichtlich der Polarisationsfreiheit gestellt werden müssen, ohne 
weiteres nachkommen können, indem sie aus dem reichlichen, gut 
gelagerten Material die besten polarisationsfreien Objektive für die 
Verwendung an Polarisationsinstrumenten zurückstellen, so ist er- 
sichtlich, daß die Einführung besonderer Objektivkonstruktionen 
für Polarisationsmikroskope eine ganz wesentliche Verteuerung der 
Optik dieser Instrumente bedeuten würde. 
Anastigmatischer Tubusanalysator der Firma 
E. Leitz. — Von der Firma E. Leitz 1 ist der telezentrische 
Strahlengang im Tubusanalysator in anderer Weise verwirklicht 
worden. Die bisherige Optik im Mikroskop wird b ei- 
behalten und unter d en s el b en Bedin gu n gen gebraucht 
wie bisher. Die im Orthoskop nach der vorderen Brennebene 
des Okulars konvergierenden Strahlen werden durch eine vor dem 
Tubusanalysator eingeschaltete Linse negativer Brennweite tele- 
X 
Fig. 1. Polarisationsprisma, anastigmatisch für die Ebene K. 
zentrisch gemacht und nach Durchgang durch das Prisma durch 
eine Linse positiver Brennweite wieder nach dem ursprünglichen 
Vereinigungspunkt zur Konvergenz gebracht (Fig. I) 1 2 . Man muß 
indes noch fordern, daß durch Einfügung eines solchen Systems 
der bisherige Korrektionszustand der Objektive nicht verschlechtert 
wird. Es ist ohne weiteres möglich, dieser Bedingung zu genügen; 
denn von vornherein ist durch die Lage der einzelnen Linsen nur 
über deren Brennweite verfügt. Man hat daher durch passende 
Wahl der Glassorten sowie der Linsenradien noch die Möglichkeit, 
chromatische Aberration sowie sphärische Aberration und Koma zu 
beseitigen. Da in dem Maße, wie der telezentrische Strahlengang 
realisiert ist, auch die durch das relativ lange Kalkspatprisma allein 
bewirkten sphärischen und chromatischen Longitudinalaberrationen 
unschädlich gemacht werden, so weist dieser neue anastigmatische 
Analysator neben der Aufhebung des Astigmatismus auch noch einen 
besseren allgemeinen Korrektionszustand auf, als wie ihn das Mikro- 
skop mit dem bisherigen Tubusanalysator (+ Korrektionslinse zur 
Vermeidung der Fokusdifferenz) besaß. 
1 E. Leitz, Patentschrift 296 000 (42 h, 3); 1915. 
’ Angaben für diese optische Anordnung stammen unabhängig von- 
einander von F. Jentzsch und vom Verf. 
