282 
M. Berek. 
Der nach diesen Gesichtspunkten berechnete anastigmatische 
T ub u s a n aly s a t o r ist künftig für alle Polarisationsmikroskope 
der Firma E. Leitz vorgesehen worden. Seine Vorzüge gegenüber 
dem bisherigen Tubusanalysator springen besonders bei der Mikro- 
photographie in die Augen (Fig. 2). Bei der subjektiven 
Beobachtung ist es besonders die Ruhe des Bildes, welche 
zunächst überrascht und auf das Vorhandensein einer eindeutigen 
Einstellebene zurückzuführen ist. Von dem erzwungenen, ständigen 
Akkommodationswechsel, der das Auge bei Benutzung eines ge- 
wöhnlichen Tubusanalysators vorzeitig ermüdet, ist nichts mehr 
wahrzunehmen. Dieser neue Analysator umfaßt auch die Vorteile 
der BECHER'schen Anordnung : richtige Justierung der Linsen vor- 
ausgesetzt, tritt beim Einschieben des Analysators eine Fokus- 
Fig. 2. Forellenstein. Volpersdorf , Schlesien, im polarisierten Licht. 
Schwaches Objektiv, mittleres Okular. Gesamtvergrößerung ca. 30fach. 
Volle Öffnung. 
a) Gewöhnlicher Tubusanalysator mit Korrektionslinse: Die 
horizontalen Strukturelemente sind scharf eingestellt: alle anders 
gerichteten Strukturelemente erscheinen unscharf. 
b) An astigmatischer Tubusanalysator: Strukturelemente 
von beliebiger Orientierung sind gleichzeitig scharf eingestellt. 
