284 
Besprechungen. 
Durch diesen anastigmatischen Tubnsanalysator wird die astigma- 
tische Unschärfe im Orthoskop, die Bildverzerrung im Orthoskop 
und Konoskop beseitigt. Die restierende astigmatische Unschärfe 
im Konoskop kommt kaum zur Wahrnehmung, einmal wegen 
der groben Struktur des konoskopischen Interferenzbildes, dann 
vor allem auch, weil mit Rücksicht auf die Homogenität und die 
Größe der untersuchten Kristallteile zumeist für eine hinreichend 
starke Abblendung der orthoskopischen Gesichtsfeldblende bei der 
konoskopischen Beobachtung gesorgt ist. Sollte es gelegentlich 
erwünscht sein, auch im konoskopischen Interferenzbilde die 
astigmatische Unschärfe ganz zu beseitigen, so könnte man den 
anastigmatischen Analysator für das Orthoskop durch ein Kor- 
Fig. 3. Polarisationsprisma, anastigmatisch für die Ebene B. 
rektionssystem ersetzen, bei welchem die Linsenanordnung 
die umgekehrte ist: die Strahlenbündel, die ihre Spitzen in 
der hinteren Brennebene des Objektivs haben, werden durch ein 
positives System telezentrisch gemacht und nach Durchgang durch 
den Analysator durch ein negatives System zu solcher Divergenz 
gebracht, daß ihre Spitzen virtuell wieder in der hinteren Brenn- 
ebene des Objektivs liegen (Fig. 3). Statt des negativen Systems 
über dem Analysator kann man in diesem Falle auch ein System 
von positiver Brennweite verwenden und das ganze Korrektions- 
system gleichzeitig als BERTRAXD'sche Linse wirken lassen. Man 
würde damit auch besonders große Interferenzbilder erzielen. 
Wetzlar, Januar 1919. 
J. Beckenkamp (in 'Würzburg): Leitfaden der Kristallo- 
graphie. Gr. 8°. 466 p. Mit 549 Texttiguren. Berlin 1919. 
Verlag von Gebr. Borntraeger. 
Das Werk soll in gedrängter Form den gegenwärtigen Stand 
unserer Kenntnisse von den Kristallen darstellen und umfaßt 6 Ab- 
schnitte: 1. Geometrische Kristallographie; 2. Ausbreitung der 
Energie in Kristallen durch Influenz; 3. Ausbreitung der Energie 
in Kristallen durch Leitung; 4. Ausbreitung der Energie in Kri- 
Besprechungen. 
