A. Beutell u. P. Oberhoffer, Autoni Qitecksilberluftpumpe etc. 369 
diastrophischer und faunistischer Vorläufer der patagonischen Stufe 
zuschreibt, nicht berührt; ferner auch nicht das von Windhausen 
geklärte Verhältnis der zwischen San Jorge- und patagonischer 
Stufe sich einschaltenden säugetierführenden Schichten (Chinchinales- 
Stufe) zu dem Dinosaurier- Horizont der bunten Sandsteine. Ob 
nun die Archhelenis eine solche Ausdehnung hatte, daß sie einen 
direkten Faunenaustausch zwischen der Tethysregion und Patagonien 
verhinderte, mag dahingestellt bleiben und soll hier noch nicht 
näher erörtert werden. 
Freiberg i. S., Geol. Institut der Hergakademie, April 1919. 
Automatische Quecksilberluftpumpe für hohes Vakuum 
mit Auffangvorrichtung für die ausgepumpten Gase. 
Von A. Beutell und P. Oberhoffer in Breslau. 
Mit 4 Textfiguven. 
Bei chemisch-mineralogischen Untersuchungen im Vakuum über 
Arsenkies, Glaukodot, Glanzkobalt, Hauerit, Pyrit, Markasit, Magnet- 
kies, Zinkblende, Wurtzit und Löllingit (A. Beutell, dies. Centralbl. 
1911, 316 — 320; 411 — 115; 663 — 673; 1913, 758—767; 
E. Arbeiter, Diss. Breslau 1913; A. Beutell und H. Matzke, 
dies. Centralbl. 1915, 263 — 272; A. Beutell und Fr. Lorenz, 
ebenda. 1916, 10—22) waren fast stets Gase in geringerer oder 
größerer Menge aufgetreten. Betreffs ihrer Natur konnte zunächst 
nur festgestellt werden, daß häufig beim Offnen der Rohre Geruch 
nach Schwefelwasserstoff, einige Male auch nach aromatischen Sub- 
stanzen auftrat. Der Wunsch, die Gase auffangen und analysieren 
zu können, war naturgemäß bald rege geworden, doch fehlte hierfür 
eine geeignete Apparatur. Von älteren Quecksilberluftpumpen sind 
zwar die GETSSLEn’sche und die TöPLEit’sche mit Vorrichtungen 
zum Auffangen der Gase versehen, doch geht mit dem Heben und 
Seuken des Quecksilbers soviel Zeit verloren, daß sie für umfang- 
reiche Untersuchungen kaum in Frage kommen. Die Pumpen 
Sprengel’ sehen Systems, welche, wie die KAHLBAUM’sche und die 
von Beutell konstruierte, das Quecksilber mit Hilfe einer Wasser- 
strahlpumpe zirkulieren lassen, entsprechen, was Schnelligkeit des 
Arbeiteus anbelangt, billigen Anforderungen, doch gestatten sie 
nicht, die abgesaugten Gase aufzufangen; dasselbe gilt von den 
noch schneller wirkenden Pumpen mit Motorantrieb wie die GÄDE’sche. 
Neuerdings hat Goerens die ursprüngliche Kahlbaumpumpe 
zum Aufsaugen von Gasen eingerichtet (Stahl u. Eisen, 1910, 1514. 
.1. Paquet, Diss. Halle 1915), doch haften diesem Modell noch einige 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1019. 24 
