A. ßeutell und P. Uberhoffer, 
3?ü 
Mängel an, welche das Arbeiten umständlich und zeitraubend gestalten. 
Von Prof. P. Obebhoffer auf das dringende Bedürfnis hingewiesen, 
welches eine Auffangvorrichtung für Gase bei der Untersuchung 
von Eisen und anderen Metallen haben würde, sind die Verfasser 
zusammen der Konstruktion einer derartigen Pumpe näher getreten. 
Da sich die von A. Beutele konstruierte verkürzte Pumpe in- 
zwischen in den verschiedenen Laboratorien bewährt hatte . so 
konnte sie der Neukonstruktion zugrunde gelegt werden. Von be- 
sonderem Vorteil war es hierbei, daß eine von P. Oberhoffeu 
angeregte Arbeit über die im Eisen enthaltenen Gase, welche von 
Piwowarski durchgeführt wurde, die praktischen Anforderungen 
genau formulierte und eine dauernde, eingehende Prüfung und Ver- 
besserung aller Neuerungen ermöglichte. 
Wie Fig. 1 zeigt, ist die Gesamtansicht der Pumpe wenig 
geändert worden; auch das neue Modell wird für besonders rasches 
Arbeiten mit zwei Fallrohren angefertigt, wie es die Abbildung 
auf p. 492 dies. Centralbl. von 1911 darstellt. 
Damit die abgesaugten Gase nicht wie bisher durch die AA’asser- 
strahlpumpe bei N entweichen, ist zwischen dem Fallrohr Fa und 
dem Steigrohr St der Rezipient E eingebaut, welcher oben mit 
einem Dreiweghahn verschlossen ist. Um ein bequemes Reinigen 
der Pumpe zu gewährleisten, ist er nicht angeschmolzen, sondern 
durch Becherschlitf und Quecksilberdichtung mit der Pumpe ver- 
bunden. Das Steigrohr St ist an seinem unteren Ende mit einer 
Erweiterung versehen worden, welche verhindert, daß Luft von L 
aus in den Gasbehälter E gelangen kann. Der obere Behälter Al 
mußte, um das Quecksilber des Rezipienten, welches durch das 
angesammelte Gas verdrängt wird, autuehmen zu können, ent- 
sprechend vergrößert werden. Die für den Betrieb erforderliche 
Quecksilbermenge beträgt etwa 100 cm 3 anstatt 20 cm 3 bei der 
früheren Pumpe. Zur Regelung des Lufteintritts bei L ist an 
Stelle des bisher verwandten Asbeststopfens eine dickwandige, enge 
Kapillare angeschmolzen, welche durch Überstülpen eines oben 
geschlossenen Glasröhrchens gegen A'erunreinigung geschützt wird. 
Auch der obere Dreiweghalm N trägt um die luftleere Pumpe 
gefahrlos mit Luft füllen zu können — eine etwas weitere Kapillare 
anstatt des früheren Asbeststopfens. Ferner mußte die Luftpolster- 
vorrichtung bei D, welche das bei anderen Tropfpumpen unver- 
meidliche Zerschlagen der Fallrohre durch das fallende Quecksilber 
unmöglich macht, geändert werden. Da sich die durch die Poren 
der beiden Korke eindringende Luft mit den ausgepumpten Gasen 
mischen würde, muß der Lufteintritt während des Absaugens der 
Gase abgestellt werden. Zu diesem Zwecke sind die beiden 
Schliffe D, in denen die Röhrchen mit den Lüftungskorken sitzen, 
unter 45° zu den Fallrohren geneigt, und die Röhrchen selbst sind 
rechtwinklig nmgebngen. Gießt man über die beiden Korke einige 
