Automatische Quecksilberluftpumpe etc. 
373 
frischer Kalilauge möglich, ohne das Quecksilber jedesmal ent- 
fernen zu müssen. 
Die Erhitzungsvorrichtung (Fig. 1 rechts) besteht für Tem- 
peraturen über 600° aus einem dickwandigen, blasenfreien Reagenz- 
rohr A aus geschmolzenem Bergkristall mit seitlichem Verbindungs- 
rohr, welches bei C mit Schliff auf das nach oben gebogene und 
mit Absperrhahn versehene Rohr der Quecksilberpumpe aufgesetzt 
wird. Das Reagenzrohr ist oben mit einer aufgeschliffenen, wasser- 
gekühlten Kappe verschlossen; durch das Übergreifen des Schliffes 
wird vermieden, daß der das Schmelzgut aufnehmende Magnesia- 
tiegel mit dem Dichtungsfett des Schliffes in Berührung kommen 
kann. Falls ein horizontaler Röhrenofen zur Verfügung steht, 
wird das Erhitzungsrolir besser horizontal angeordnet, da dann die 
Kühlkappe überflüssig ist. 
Bis 400 u kann das Versuchsmaterial in Röhrchen von Natron- 
glas, bis 600° in Kaliglas erhitzt werden. Bei sehr hohen Tem- 
peraturen (über 1000° C), oder falls die Substanz geschmolzen 
werden muß, leisten kleine Magnesiatiegel gute Dienste. Jeder 
zum erstenmal gebrauchte Magnesiatiegel muß für die gas- 
analytischen Arbeiten durch Glühen bei Rotglut an der Luft und 
darauffolgendes Erhitzen auf 1100°C im Vakuum entgast werden. 
Ein solcher einmal entgaster Tiegel bleibt weiterhin völlig gasfrei 
und kann in der Folge immer wieder verwendet werden. 
Um eine chemische Einwirkung zwischen Quarzrohr und Mag- 
nesiatiegel zu verhindern, werden beide durch kleine Quarzstückchen 
