374 
A. Beutell und P. Oberhoffer. 
getrennt. Die Erhitzung erfolgt am besten durch einen elektrischen 
Röhrenofen, wie er in Fig. 1 rechts angedeutet ist. Auf Wunsch 
wird der Ofen mit der Pumpe an demselben Wandbrett montiert 
und beweglich auf einer Schiene angebracht, so daß er sowohl in 
der Höhe wie auch seitlich verstellt werden kann, ähnlich, wie 
dies bei der von Oberhoffer (Stahl und Eisen, 1918, 105) be- 
schriebenen Apparatur zur Bestimmung des Sauerstoffs der Fall ist. 
Arbeitsverfahren . 
Die Pumpe wird in der bereits früher beschriebenen Weise 
(dies. Centralbl. 1911, p. 492) in Tätigkeit gesetzt und die Ap- 
paratur evakuiert. Das Vorhandensein des für die vorliegenden 
Zwecke hinreichenden Vakuums ist am Manometer sowie an dem 
charakteristischen, leisen Klappern des Quecksilbers zu erkennen. 
Ist die Apparatur luftleer, so entfernt man die im Gefäß E an- 
gesammelte Luft in der geschilderten Weise durch Anschließen des 
in Stellung 1 — 3 befindlichen Hahnes an eine Zweigleitung der 
Wasserstrahlpumpe. Dabei ist das Gefäß E bis in den liuken 
Kapillarschenkel des Hahnes H mit Quecksilber zu füllen. Nachdem 
Hahn H wieder in die in Fig. 1 eingezeichnete Stellung gebracht 
ist, kann das eigentliche Absaugen der Gase beginnen. Der vorher 
bereits auf die Versuchstemperatur gebrachte Ofen wird hoch- 
geschoben. Mehrere aufgelegte Asbestplatten dienen dazu, die 
Strahlung des Ofens nach oben zu vermindern. Zwischen Schmelz- 
rohr und Ofenwand wird ein Thermoelement eingeführt, welches 
mit einem Galvanometer verbunden ist. Sobald die Gasentwicklung 
beendet ist, was bei geeigneter Temperatur in einer halben Stunde 
erzielt wird, senkt man den Ofen, um die Abkühlung zu be- 
schleunigen. Ist dieselbe genügend vorgeschritten, so schließt man 
den Verbindungshahn des Schmelzgefäßes zur Luftpumpe und stellt 
die Pumpe in üblicher Weise ab (dies. Centralbl. 1911. p. 492). 
Erst nachdem das Quecksilber aus dein oberen Sammelgefäß M 
abgelaufen ist, stellt man durch entsprechende Drehung des 
Hahnes X Atmosphärendruck in der Apparatur her und kann nun- 
mehr das Gas zur Analyse aus dem Gasrezipienten E in die Meß- 
biirette F überführen. Dieses wird an dem rechten Schenkel des 
in Stellung 2 — 3 befindlichen Dreiweghahn H angesetzt, und das 
Verbindungsstück zwischen Bürette und Gassammelgefäß mit Queck- 
silber aufgefüllt. Man bringt sodann Hahn H in die Stellung I — 2 
und saugt durch Senken der Xiveaukugel das Gas in die Meß- 
biirette. Das Senken muß langsam und vorsichtig erfolgen, weil 
sonst das Quecksilber nicht rasch genug nachströmen kann, wobei 
Luft durch die Fallröhren in das Gasgemisch gesaugt werden würde. 
Ist das Gas in die Meßbürette übergeführt, und erscheint das 
Quecksilber in der Kapillarbohrung des Halmes G, wobei das der 
Pumpe entzogene Quecksilber durch Xaehfiillen bei P und leichte'- 
