P. Berberich, lieber Justierung schlecht reflektierender Kristalle. 1 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
über Justierung schlecht reflektierender Kristalle. 
Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der Bergakademie Freiberg. 
Von Paul Berberich in Freiberg. 
Mit 6 Textfiguren. 
Bei gouiometrisclieu Beobachtungen von Kristallen, die mehr 
oder weniger stark mit Wachstums- oder Lösungsakzessorien be- 
deckt sind, kann es manchmal zweckmäßig erscheinen, die einem 
bestimmten Reflex entsprecliende Oberflächenstelle gleich im An- 
schluß an die Messung auch unter dem Mikroskop zu studieren 
und erst nachher weiter zu messen. 
Wenn es sich dabei um einen Kristall handelt, der wegen 
starker Rundung oder Mattheit der Flächen oder anderer Umstände 
nur mit großer Mühe justiert werden konnte, so wird man aus 
Scheu vor einer zweiten derartigen Justierung diese wünschens- 
werte Untersuchung am Mikroskop leicht unterlassen. 
Es wird daher von Vorteil sein, eine Vorrichtung zu besitzen, 
welche gestattet, den einmal mülisam justierten Kristall vom Gonio- 
meter abzunehmen und ihn später dort rasch wieder zu orientieren. 
Dies wird durch eine Methode erreicht, deren 
J^rinzip folgendes ist : 
Man kittet den Kristall auf einen Kristallträger 
(siehe schematische Fig. 1), dessen Platte p nach 
allen Richtungen gegen den Stiel geneigt werden 
kann und auch bei jeder Neigung genügend fest 
stehenbleibt. Dieser Stiel z ist genau zylindrisch 
gescliliffen und hochpoliert. Infolgedessen ergibt er 
ganz analog einem z. B. in der Prismenzone ge- 
krümmten Kristall als Reflex einen je nach der Güte 
der Politur scharfen Lichtzug. Fig. 1. 
Mittels dieses Reflexzuges justiert man bei 
der erstmaligen Aufsetzung des Kristalls an das Goniometer zu- 
nächst auf leichte Weise den Stiel z mit Hilfe der .Tustierschlitten. 
Unter Beibehaltung dieser Justierung justiert man*darauf durch 
geeignetes Neigen der Platte p den Kristall selbst nach der zu 
messenden Zone. 
Nach diesen beiden Operationen liegt diese Kristallzone 
parallel zur Krümmung des Stieles z. 
Nimmt man nun — etwa zum Zwecke der Untersuchung unter 
dem Mikroskop — den Träger samt Kristall vom Goniometer ab, 
so ist der schlecht reflektierende und an sich schwer zu justierende 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1917. 1 
z 
