üeber Justierung schlecht reflektierender Kristalle. 
3 
Orientierung der Kristalle unter dem Mikroskop. Achse des Dreh- 
apparates (Fig. 5j ist der beschriebene Kristallträger. Wird der 
Apparat mit seinen beiden leicht abnehmbaren Füßchen (/in Fig. 6, 
von unten gesehen) auf den Objekttisch des Mikroskops gestellt, 
so liegt die Achse senkrecht zum Objektiv. 
h’ig. 5. 
Jlit Hilfe des die Achse leicht umklammernden und mit einem 
Nonius versehenen Zeigers lassen sich die Achsendrehungswinkel 
am Teilkreis auf 5' genau ablesen, auf 2' schätzen. Unter der 
Achse, zwischen den Füßchen /, ist ein Spiegel sp angebracht, 
der beim Aufsitzen des Apparates auf dem Objekttisch ebenfalls 
senkrecht zum Objektiv liegt (Fig. 6). 
Folgende Aufgaben sind nun leicht auszuführen : 
1. Die am Goniometer eben gemessene Kristallzone soll unter 
dem Mikroskop senkrecht zum Objektiv orientiert werden. 
