4 P. Berberich, Ueber Justierung schlecht reflektierender Kristalle. 
Lösung: Man nimmt den Kristallträger samt Kristall vom 
Goniometer ab und steckt ihn als Achse in den auf dem Mikroskop- 
tisch stehenden Drehapparat. 
2. Ein bestimmtes Flächenelement dieser Zone (das vielleicht 
auch für Autokollimation am Mikroskop zu schlecht reflektiert) 
soll unter dem Mikroskop in eine zum Objektiv senkrechte Lage 
gebracht werden. 
Lösung : Man nimmt den Kristallträger samt Kristall vom Gonio- 
meter ab, steckt ihn als Achse in den Drehapparat und klemmt 
ihn dann mit dem Apparat wieder an das Goniometer. Mit Hilfe 
der Goniometerjustierschlitten (beim zweikreisigen Instrument be- 
quemer mit den Goniometerkreisen) bringt man dann den Eeflex 
der in Frage stehenden Oberflächenstelle des Kristalls in den Faden- 
kreuzmittelpunkt, worauf man das Goniometer arretiert. Sodann 
dreht man den Drehapparat um seine am Goniometer feststehende 
Achse, bis der Reflex des Spiegels sp ebenfalls im Fadenkreuz- 
mittelpunkt erscheint und arretiert mit der in Fig. 5 sichtbaren 
Schraube Apparat und Achse gegenseitig. 
Jetzt deckt sich also der Reflex des Spiegels mit dem Reflex 
der betreffenden Stelle des Kristalls. Spiegel und diese Stelle 
(Flächenelement) liegen somit parallel. Nach Abnahme des ganzen 
Apparates vom Goniometer und Aufstellen desselben auf den Mikro- 
skoptisch liegt also das betreffende Flächenelement senkrecht zum 
Objektiv, nach unten gewandt. Eine einfache Drehung der Achse 
um 180*^ bringt den Kristall in die gewünschte Stellung'. 
3. Nach den am Goniometer abgelesenen Winkeln läßt sich 
jetzt jede andere Stelle der betreffenden Kristallzone durch ein- 
fache Drehung in diese Lage bringen. 
4. Handelt es sich nidit um die Orientierung einer Kristall- 
zone unter dem Mikroskop, sondern soll ganz unabhängig von den 
goniometrischen Messungen irgendein beliebiges , vielleicht sehr 
kleines Oberflächenelenient in eine zum Mikroskopobjektiv senk- 
rechte Lage gebracht werden, so verfährt man schnell und sicher 
auf folgende Weise : 
Man unterläßt völlig das Justieren des Trägers und des 
Kristalls und klemmt ohne weiteres wie unter 2. den Drehapparat 
samt Kristall an das Goniometer. Dort bringt man mit den .Tustier- 
schlitten (oder den Goniometerkreisen) den Reflex des Spiegels sp 
ins Fadenkreuz und darauf durch Neigung der Platte p den Reflex 
der betreffenden Kristalloberflächenstelle. 
Diese letzte einfache Methode hat Verfasser auch bei der 
photographischen Aufnahme von „Ätzfiguren“ angewandt. 
* Diese Drehung käme in Wegfall, wenn auch auf der Oberseite des 
Apparates ein kleiner Spiegel angebracht wäre. 
