95 
Durcli diese Zuwendungen und durch die Erhöhung des betreffenden Etatstitels 
ist es möglich geworden, eine mechanische Werkstätte im Hause der Natur- 
forschenden Gesellschaft einzurichten und die beiden Beobachtungsstationen 
telephonisch mit einander zu verbinden. Der Mechaniker Herr H. Krause 
ist gleichzeitig mein Gehülfe als Beobachter auf der anderen Station. 
Aus dieser mechanischen Werkstätte sind die Taf. VI, Fig. 2 abgebildeten 
Apparate hervorgegangen. Der Dreifuss hat bei a die Dosenlibelle zur Ein- 
stellung des Apparates in den Horizont. An der vertieften Hauptsäule sind 
die den horizontalen, im Umfange von 70 0 eingetheilten Bogen b tragenden 
Stützen befestigt. Im oberen hohlen Raum der verticalen Säule lässt sich 
ein Conus drehen und durch die Schraube c festklemmen. Horizontal durch 
den Conus geht die Horizontal- Axe, welche mittelst Kopfes d zur Aenderung 
der Flöhe herumgedreht werden kann. Die Klemmschraube k setzt den Apparat 
in der Höhe fest. Derselbe Kopf d dient zugleich dazu, den oberen Instru- 
mententheil nach Lösung der Klemmschraube c im Azimut herumzuführen. 
An der FIorizontal-Axe sind ferner diametral zu beiden Seiten Stangen be- 
festigt, welche an den Enden die drehbare transparente Kreisscheibe mit dem 
getheilten Durchmesser e und das Gegengewicht f tragen. Auf dieser Axe 
erhebt sich endlich ein Ständer, der ein auf der Hypotenusenfläche versilbertes 
kleines Glasprisma g hält. Senkrecht zu dem die transparente Scheibe 
tragenden Dreistangensystem geht der Träger für den durch h bezeichneten, 
getheilten Höhenbogen ab, dessen Theilung ebenfalls etwa 70 0 umfasst. Die 
beiden Kreisbogen, der Azimut- und Höhenbogen, gleiten mit ihren Theilungen 
unmittelbar an einander vorbei, wenn man mit dem Kopf d Drehungen voll- 
führt. Ihre Stellung ist richtig, 1) wenn nach Festklemmen im Azimut der 
Höhenbogen bei seiner Drehung auf demselben Azimuttheilstrich bleibt, und 
2) .wenn bei Feststellen der Höhe und Herumführen im Azimut der Ilöhen- 
theilstrich nicht den Azimutbogen verlässt. Die Ablesung 0° des Höhen- 
winkels trifft zu, wenn die Gesichtslinie durch das Prisma und die Mitte des 
Durchmessers ein im Horizont gelegenes Object zeigt. Das Instrument lässt 
sich nun beliebig aufstellen. Hat man alsdann für eine der vorherbestimmten 
terrestrischen Marken einen gewissen Gradstrich auf dem Azimutbogen ge- 
wonnen, so sind auch damit alle Himmelseinstellungen richtig gegeben. Zur 
Abkürzung der Reduction wird die Orientirung der Apparate aber auf die- 
jenigen Einstellungen des Dreifusses angewiesen, welche den beiden Stationen 
die gleichen Azimutzahlen möglich machen. Weiss man erst, welche Azimut- 
ablesung einer bestimmten terrestrischen Marke entspricht, so ist nur nöthig, 
die obere Parthie auf jene Ablesung zu bringen und dann durch Drehen des 
ganzen Instrumentes mit seinen Füssen auf die Marke zu richten. 
Der Beobachter ruft dem Gehülfen die Zahlen für a und h zur Ein- 
stellung der beiden Kreisbogen und zugleich den Drehungswinkel a' des 
Visionsdurchmessers zu, w r elchen er mit. jenen Daten aus der für tg a r ent- 
worfenen Tabelle erhalten hat. Der Unterschied der Antrittsstellen der 
3 
