96 
Wolken liefert wie vorhin die Grosse A- Um nun die Auffindung’ der Wolken- 
höhe H nach der oben aufgestellten Formel bequemer zu gewinnen, wurden 
zwei Tabellen ausgerechnet, für die Factoren: 
E 7 
- jtt — /\ und sin h \ (1 — cos 2 a cos 2 h). 
2 tff A 
ö 2 
Demgemäss sind mit dem Argument aus der ersten Tabelle und mit den 
Argumenten a und h aus der zweiten die bezüglichen Logarithmen zu ent- 
nehmen und für ihre Summe der Numerus als Ausdruck für H zu suchen. 
So leicht mit diesen handlichen und gut balancirten Apparaten sich 
arbeiten lässt, so erfordert doch die stete Einstellung des Visionsdurchmessers 
einen gewissen Zeitverlust; sie sind eben noch nicht bequem genug. 
Des Verfassers Streben ging daher auf die Erfindung eines Instrumentes, 
welches bei jeder beliebigen Einstellung den Visionsdurchmesser automatisch 
regulirt. Im Frühjahr des gegenwärtigen Jahres wurden nun an der Hand 
des für einen Vortrag hergestellten Modelles, skizzirt auf Taf. VI, Fig. 3, zwei 
neue Apparate im Hause der Gesellschaft erbaut, welche die Beobachter 
der Mühe des Aufsuchens in der Tabelle und des Drehens entheben und zu- 
gleich die Ausführung von photographischen Aufnahmen ermöglichen. 
Das Modell stellt eine auf einem Brette in zwei Lagern angebrachte 
hölzerne Welle vor, an deren Extremitäten um Zapfen drehbar zwei gleich 
lange Stangen sich befinden. Die Enden dieser sind durch eine der Welle 
gleich grosse Verbindungsstange, um eben solche Zapfen drehbar, verbunden, 
so dass das Ganze ein verschiebbares und nach verschiedenen Richtungen hin 
drehbares Parallelogramm bildet. Wenn nun auf den Parallelstangen als Axen 
senkrecht zwei Papierscheiben mit den im bestimmten Sinne orientirten recht- 
winkligen Kreuzen befestigt werden, so hat man den Mechanismus, der der 
Beobachtungsmethode zu Grunde zu legen ist. Die Welle, entweder horizontal 
gestellt oder auch mit einem Ende gehoben, führt die Basis vor. Die an den 
Enden stationirten Beobachter sehen also je nach der Verstellung des Modelles 
die kreuzenden Linien sich wenden. Vorausgesetzt die Basis ist horizontal, 
so muss der der Basis parallel gezogene Kreuzstrich horizontal bleiben, wenn 
das Azimut 90° oder 270° ist. Für das Azimut 0° oder 180° stellt sich dieser 
Strich vertical. Der zu construirende Apparat muss also eine sich drehende 
Axe erhalten, die in die Verbindungslinie beider Stationen fällt, und ferner 
ist durch diese Axe als Durchmesser ein Kreis zu legen, in dessen Peripherie 
die Beobachtungen sich abspielen. 
Da die neuen Instrumente mehr Zubehör forderten und die Theilung eine 
feinere, nämlich in halbe Grade sein sollte, so mussten in unserer Werkstätte 
erst etliche Vorrichtungen, so insbesondere eine Kreistheilmaschine eonstruirt 
werden; daher konnten erst mit dem Mai 1895 die Messungen beginnen, 
welche, bis zum 20. August fortgesetzt, die gegenwärtige Publication enthält. 
Das Instrument hat, wie aus der photographischen Abbildung auf Taf. V 
erhellt, mannigfache Gliederung; insofern ist von Zufügung von Corrcctions- 
4 
