97 
Vorrichtungen wie Einstellschrauben und dergleichen abgesehen worden, vor 
allem sind wir bedacht gewesen, in der Voruntersuchung die vollständige 
Uebereinstimmung der Apparate zu erzielen, und haben zu diesem Zweck die 
nöthigen Abänderungen gemacht, zu welchen später keine mehr zuzukommen 
brauchten. Uebrigens wurden die die Apparate zusammensetzenden Theile 
immer paarweise erbaut. 
Der mit drei Stellschrauben versehene Fuss des Instruments wird mittelst 
einer vierten Schraube, deren Kopf mit Speichen versehen ist, an das Fenster- 
brett angeschlossen. In die verticale Säule passt ein Conus mit starkem 
zweiarmigen Träger, welcher den oberen Instrumententheil aufnimmt. Ist der 
letztere in die richtige Stellung gedreht, so setzt ihn eine Klemmschraube an 
der Säule fest. Durch die beiden Arme des Trägers geht nun eine lange an 
den Lagerstellen genau gleich abgedrehte Axe. Damit diese Axe bei ihrer 
Umdrehung einen sicheren Gang erhält und der Länge nach sich nicht ver- 
schiebt, ist an einer Seite ein Conus angeschraubt, der von der andern Seite 
durch eine Federtrommel angezogen wird. 
Der mit 5 Speichen ausgestattete Halbkreis ist mit seinen Durchmesser- 
enden und in der Mitte an die lange Axe befestigt. Der mittlere von diesen 
drei Aufsätzen enthält wieder einen Conus, um welchen die Alhidade zur 
Einstellung auf das Beobachtungsobject sich dreht. Dieser Conus läuft in 
einer Buchse, welche die drei zur Stabilität beitragenden Stangen trägt. Letztere 
werden durch ein Verbindungsdreieck zusammengehalten. Nach der Objectiv- 
seite zu befindet sich auf den beiden obersten Stangen eine Schiene mit zwei 
Ständern, zwischen deren Ausschnitten die rechteckige Glasplatte mit der 
Theilung festgemacht ist. In entgegengesetzter Richtung sind an der Buchse 
zwei andere Stangen befestigt, die vermittelst einer Querschiene den Ocular- 
ständer sammt seinem kleinen versilberten Prisma tragen. Unterhalb des 
letztem, ebenfalls an das Centralstück angeschraubt, läuft eine dritte Stange, 
welche zum Handgriff ev. auch zur Anbringung eines Gegengewichtes dient. 
Dies kommt für die Horizontlage in Anwendung. . Bei { grösserer Höhe hat 
das Instrument das Bestreben, nach der entgegengesetzten Seite zu sinken. 
Die Centralbuchse erhält ihren Anschluss an den Conus durch eine Feder, 
die mittelst einer Schraube zusammengepresst wird.. Eine Klemmschraube setzt 
den ganzen Oberbau für eine gewisse Einstellung, in Bezug auf den Halbkreis 
fest. Stopfvorrichtungen sind ausserdem angebracht, um das Umschlagen de? 
schweren oberen Theiles zu verhindern. An dem einen Ende : der langen Axe 
sitzt der den Drehungsbetrag der Halbkreisebene über dem Horizont gebende 
getheilte Quadrant fest. Nach der anderen Seite kann auch der Quadrant 
angeschraubt werden, wenn es wünsch enswerth sein sollte, hier ; die Ablesung 
zu haben. Gesteift ist der Quadrant um seinen Mittelpunkt durch einen 
dickeren Aufsatz, dessen Hülse auf die Axe: geschraubt ist, und dreht sich 
mit dieser mit. Der zugehörige Index für seinen Bogen ist nach dem zwen 
armigen Träger geführt und an diesen befestigt. An dem andern Arm des 
5 7 
