100 
In den Tabellen kommen die eigentlichen Beobachtungen implicite in 
folgender Weise vor: z. B. Mai 25. erste Beobachtung 10 U 30 M 
ß a a ' H 
0 0 o' ■ "o Meter 
32.0 87.6 78.0 9.60 2108 
Auf den Glasplatten, welche im Sinne von links nach rechts zunehmend 
halbe Grade zwischen 0 und 34 und ihre Mitte bei 17 haben, wurden von 
Station I 28.2, von Station II 9.0 abgelesen. Der Unterschied ist also der 
0 
für mitgetheilte Werth 9.60. Da nun die Einstellung des Halbkreises von 
o 
beiden Stationen 82.0 betrug, so sind zu dieser Zahl die Werthe: 
j (28.2 — 17.0) = 5°. 6 
| (9,0 — 17.0) = — 4.0 
zuzurechnen, und man erhält hiermit die obigen Zahlen für a und a" nämlich: 
82.0 + 5°. 6 = 87.6 == «' 
82.0 — 4.0 = 78.0 =■ (?". 
Eigentlich kommen zu den ermittelten Wolkenhöhen überall noch 15 Meter 
hinzu, weil, wie schon oben gesagt ist, die Stationen diese Höhe über dem 
Horizonte haben. Ausserdem ist der Unterschied der Stationshöhen als zu un- 
bedeutend vernachlässigt. 
Anders stellt sich die Sache, wenn die Stationen nicht in derselben horizon- 
talen Ebene liegen. Um die Langaxen mit der Verbindungslinie zusammen- 
fallen zu lassen, ist es nöthig, zunächst das durch das Dosenniveau horizontal 
zu stellende Instrument in die Lage zu bringen, dass die Verbindungslinie 
zweier Fussschrauben nahezu eine Senkrechte zur Basisrichtung wird. Nach- 
dem nun die Orientirung, wie im ersten Falle, wo die Stationen in einer und 
derselben Horizontalen liegen, durch Azimuteinstellung gemacht, und der Ober- 
bau durch die Klemmschraube an derVerticalsäule befestigt ist, dreht man die 
dritte Fussschraube um so viel, dass die Langaxe in die richtige Elevation 
kommt. Der ein für alle Male festgestellte Drehungsbetrag erfordert nicht 
einmal eine genauere Theilung des Schraubenkopfes. Nehmen wir beispielsweise 
für eine Basis, wie die unsrige, einen Höhenunterschied von 35 Meter an, so 
würde der Elevationswinkel 3° sein, in welchen beide Stationen die Lang- 
axe zu stellen nöthig hätten. In so fern bei unserem Apparate, dessen Fuss- 
schraube 1.2 mm Schraubenhöhe hat, ömaliges Umdrehen . nothwendig wird, 
ist eine Schätzung auf * der Umdrehung ausreichend, wenn man ein Meter 
Genauigkeit für die auf 35 Meter Höhe einzustellende Elevation erlangen 
will. Um der Mühe überhoben zu sein, bei jeder neuen Aufstellung der 
Apparate, die angeführten Manipulationen wiederholen zu müssen, würde es 
sich empfehlen, in der Richtung der Langaxe eine kleine Röhrenlibelle an- 
zubringen und diese nach der besondern Elevation zu fixiren. Die Orientirung 
in Bezug auf Azimut braucht dann nicht mehr in der Horizontalstellung des 
8 
