103 
gefolgert worden. Um nun bequem in Winkelwertlien die Parallaxen der 
Wolken zu erhalten, wurde in unserer Werkstätte die Mühe nicht gescheut, 
an einer älteren Theilmaschine Abänderungen zu treffen, dass damit auf Glas- 
platten rechteckige Netze geritzt werden können, deren Linienabstand von 
der Mitte aus bei zunehmendem Verhältniss der Tangenten im ganz en Gesichts- 
felde einem halben Grade gleichkommt. Die vollständige Deckung zweier so 
hergestellter und aufeinandergelegter Glasplatten zeigte sich auch, wenn eine 
Drehung um einen rechten Winkel vorgenommen wurde. 
Die Messungen selbst werden in folgender Weise veranstaltet: Auf einem 
Gestell können die beiden zusammengehörigen Wolkennegative vertical neben- 
einander, links das von der Navigationsschule der Wirklichkeit angepasst, 
mit den Glastheilungen bedeckt und so zwischen Federn verschoben werden, 
dass die photographischen Fadenkreuze mit den Nullstrichen der Theilungen 
zusammenfallen. An der Hand von Copien, auf welchen kleine Kreuze mit 
Numerirungen für entsprechende Wolkenpunkte vermerkt sind, werden dann 
die Coordinaten derselben Punkte auf den Negativen mittelst der Theilung 
abgelesen. Die Coordinaten x' für die erste Station, der Basis parallel 
gehend, y' darauf senkrecht, gelten im Sinne der Kreistheilungen nach rechts 
und nach oben nach links und nach unten — , für die Station der Natur- 
forschenden Gesellschaft sollen diese Grössen x" y" heissen. Liegen die zu 
vergleichenden Wolkenspitzen in der Coordinaten- Axe X, dann gilt für die 
Berechnung der Wolkenhöhe die Verwendung der Quadranteneinstellung ß , mit 
welcher die Photographie gemacht ist, des Unterschiedes x' — x" — A und 
der Grössen a -f- x' und a -)- x", welche bei der Messung mit blossem Auge 
mit a' und a" bezeichnet werden. Die zu berechnende Formel würde also 
lauten : 
H = sin ß sin (a + x') sin (a -f- x") — t-* 
r v sin A 
Meistens wird man aber nicht auf der Axe X, sondern irgend wo auf der 
Bildtafel Punkte zu vergleichen haben. Da nun die Unterschiede der Grössen ß 
für Punkte ausserhalb der X-Axe stets unter 15 0 sind — das Gesichtsfeld des 
Bildes ist 30 0 X 40 0 ■ — , so ist die Beduction der Messungen hinreichend 
genau und einfacher als es die strenge Methode gestattet, in folgender Weise 
vorgenommen worden. In Taf. VI Fig. 7 bezeichne BAH den durch die 
Stationsrichtung B und den um 90° abstehenden Punkt A gelegten Horizont; 
über diesem werde die Langaxe um den Winkel ß gedreht, so dass der 
Bogen BA nach BD kommt. Mit letzterem fällt der der Basis parallel 
laufende Faden des photograpliirten Kreuzes zusammen, und 0 ist der Kreuz- 
punkt, wenn BO der Einstellung a auf dem Halbkreise gleichgemacht ist. 
Ein beliebiger Bildpunkt werde nun durch C auf der Kugel dargestellt, dann 
schneiden sich die Erweiterungen der Bogen BC und AD = ß in E und der 
Drehungswinkel ß ist für den Bildpunkt übergegangen in den Winkel ß y, 
wenn der Bogen DE mit y bezeichnet wird. Durch Fällung des Lothes CC' von C 
ii 
