ANALES^DE LA U.s lA'ERSIDAD.— HXERO DE 1870 . Xf 
faro lie Valparaiso i el que se uso en el liceo cle Talca en el 
auo a que este libro se refiere, son del sistema de Fortin. 
El del observatorio de Santiago es de cubeta, i fne construido 
■en esta ciudad por el optico, seiior Groscli^ segun las indicacio- 
nes del doctor Moesta. Una descripcion completa i una litogra- 
lia de este excelente ajiarato, se encuentran en el^tomoXXII de 
\osAnales de la Universidad de Chile. En el Faro de Valparaiso 
-«e dispone de un barometrodel sistema de Gay-Lussac, modifi- 
•cado por Bunten, que, corao otros varios, ba sido comparado con 
•el normal del observatorio de Santiago, a que acabamos de re- 
ferirnos. Tanto en este caso como en los demas en que esa com- 
paracion se ba hecho, bemos aplicado a las lecturasen los casos 
que ba sido necesario, las correcciones correspondientes. Habien- 
dose roto en el liceo de Talca el borometro de Fortin que se 
-destino a ese observatorio, el profesor encargado de las obser- 
vaeioaes, para recojer valores siquiera aproximados de la pre- 
sion atmosferica, uso un aneroide que tuvo cuidado de compa- 
rar periodicamente con un barometro normal de mercurio per- 
teneciente al senor F. Bogen. Las lecturas beebas en ese apa- 
rate sedan, por consiguiente, corrrejidas con respecto a este. 
La jeneralidad de los ternidmetros cuyas indicaciones se pu- 
blican on este libro, son cent) grades; i sus escalas estan dividi- 
das de dos en dos decimos de grado. Algunos de ellos los bemos 
comparado tambien con el normal del observatorio de Santiago; 
i todos deben someterse una vez al ano, por lo meiios, al trata- 
miento necesario para verificar el punto cero. Las correcciones, 
siempre pequenas, que estas comprobaciones ban heebo necesa- 
rias, se ban aplicado ya a los valores correspondientes contenidos 
cn este anuario. 
Para la deterniinacion de la cantidad de agua caida en forma 
<le Iluvia, se ban usado en todas las estacioues meteorolojicas 
pluviometros construidos por el fabricaiite que bemos citado, 
segun el sistema indicado por Babinet. 
Ladireccion del viento ba sido dada por veleta.s conveiiiente- 
inente establecidas; i ia cantidad de ozono del aire, mediaute el 
papel ozonometrieo de Jame de Sedan', el cual bemos u.sado del 
misrno mode que describimos en el primer torao de los Anales d« 
la Universidad correspoudiente al ano 1867, al publicar nues- 
tras ob.servaciones mete'.»rol6jicas del aiio anterior. 
