APENDICE. 
INSTRL CCIONES 
PARA LAS 
POR 
DON IGNACIO DOMEYKO. 
Termometro. 
CoLOCACiON. — Se debe colocar el tenuometro al aire libie en 
un higar abicrto no mui serca de los altos edificios i de cual- 
quiera obstaculo quo iinpida la circulacion del aire. Debe tarn- 
bien estar continuamente en la sombra, mirando el sur a unos 
veintlcinco centlmetros poco mas o inenos de la pared i de cual- 
qiuer otro objeto qiie pueda emitir i absorver con facilidad ra- 
yos calorificos. Tanipoco debe recibir rayos de luz reflcjados por 
algnnas murallas blancas colocadas en frente. La altura a la 
dial se colgara el instrumento no debe pasar de dos metros so- 
bie el suelo i es menester abi igar ciianto sea posible ahi dicho 
instrumento contra la iri-adiacion nocturna de una gran parte 
del cielo, como tambien de la Iluvia i de la nieve. 
(Consultando la disposicion jeneral i la colocacion qne con 
mayor frecuencia se da a las casas en Chile, se puede aprove- 
ebar para la colocacion del termhmetro algun corredor que por 
lo ooinun se baya por el lado sur del edifieio, accesible al viento 
suroeste, i si no es posible evitar completamente el reflejo de 
la luz de las murallas vecinas i la irradiacion nocturna d(>] cie- 
lo, se debe rorlear la auipolleta del termometro de un ciliuJio 
