398 MEMOKiAS CiEXTlFICAS. 
cspacioso de hojfi cle lata todo agujereado i cortado pof rasga- 
duras a lo largo del cilitidro, para que circule libremente el \ 
aire.) j 
. PrBCAUCIONES de TOMAE AL MOMEXTO De las ODSDUVACIOKES. — I 
A1 momento de leer los grades de la escala termometrica, el ojo j] 
debe liallarse precisaniente a la altura de la columna del mer- | 
curio, i el observador en frente del instrumento. No se debe de- || 
morar mucho en la lectura de los gtados; pero hedia rapidamen- i 
te una observacion, debe el observador,- despnes de un rato, vol- 1 
ver a su lugar, para la comprobacion de la primera lectura. Si I 
la ampolleta del termometro se balla citbierta de rocio es indis- I 
pensable secarla primero con un panuelo i esperar en segDidajj 
que el mercurio quede estacionario. | 
Precauciones relativas al duxto CEEO.— Cada seis mesesl 
se debe verificar en el termometro que se eraplea para observa- j 
clones diarias el punto cero de su escala. Con este objeto se intro-’-jj 
duce el instrumento en la nieve o bielo macliacado basta el pun-| 
to en que se detiene el mercurio en su mayor descenso. Es ne-l 
cesario apretar algo la nieve al rededor del termdraetro,- cuyol 
tubo debe estar en este momento colocado verticalmente i s(J 
apuntaiA con la mayor exactitud posible la division a la cuall 
se mantiene el mercurio. Determinada bien la diferencia entra 
csta division i el cero de la escala, servira esta diferencia parfJ 
correjir todas las observaciones que se baran en los seis mesc» 
siguientes. I 
Termombtros de maxima i de MINIMA. — Es necesario co-j 
locar estos termoraetros en una posicion bien borizontal,- al lal 
do del termometro ordinario, i al momento de observarlos deb j 
el observador colocarse en frente del tndice de raanera que el 
piano de la estremidad interior delindice, forme angulo reetj 
con el eje de los ojos. Tornado el apunte, debe inmediatamenti 
el observador bacer retroceder los indices a sus respectivos li) f 
gares. Tengase presente que es necesario cotejar de tiempo e . 
tiempo estos termdmetros con el termometro ordinaries o termC 
metro modelo. 
PSierbmetro. 
CoLOCACloX. — Sc ba de colocar el psicroraclro Don las mism; 
precairoiones quo cl termometro ordinario: es dccirj al aire libr 
