[ 2 47 3 
pofitum applicandum. Utor ego ab aliquot annis jam 
alio quodam micrometro, quod ad microfeopium, ab 
ingeniofiilimo Scarleto vcflro e!aboratum, o appiicui, 
quodque in foco primi vitri ocularis ejufdem micro 
i'copii conditui. Ed vero illud ex particula fubtiliffimae 
texturae fericcae nigrae, quae in fpatiola quadrata mi- 
nima divila eft, compofitum, quam annulo ligneo, vel 
chartaceo ita fupratendo, uc in foco didi vitri ocu- 
laris collocari commode pofllt. Sunt equidem, fateor, 
fpatiola ilia quadrata, non omnia ejufdem inter fe 
magnifudinis. Praeterquam vero, quod hoc propofitum 
ajd faciliorem & commodiorem eorundem dinumera- 
tionem multum conferc, (fiquidem, fi ejufdem omnia 
exade magnitudinis inter fe effent, impollibile plane 
foret, eadem numcrare) parum quoque certis inde 
dcduccndis conclufionibus idem obflat. Quoties cnim 
cunque 20, 30, 40, & horum fpatiolorum quadra- 
torum, fecundum unam eandemque micrometri, hoc 
eft, telae idius fubtilifllmx, lineam pcrgendo nume- 
ravi, undecunque ctiam numerandi in eadem initium 
fecerim, eademque cum certo quodam, fub micro- 
fcopio podto, objedo comparavi fatis exade ; atque 
ita numerum quadratulorum objedi diamctro refpon- 
dcre obfervavi, ut plerumque vix unum, aut dimi- 
diurn, fpatiolum lftiufmodi quadratum vel abundare, 
vel deficere deprehenderim j quod in tarn incompre- 
henfibili objedorum fubtilitate vero negligi tutiffime 
poteft. 
Quum iterato ergo experimento jam inveniflem, 
N° 5. microfcopii mei Scarletiani minimum 27 28, 
vicibus objedi diametrum augeri 5 fumfi augmentuni 
ejus 25 modo vicibus refpondere, quo certior efl’e 
poffem, quae de fequentibus vitris, ope micrometri 
I i ' mei, 
